336 PHYSIQUE. 



Ces aréomètres sont à densité constante pour une même tempéra- 

 ture, ou à densité variable. Avec les premiers, on ramènera la den- 

 sité de l'eau de mer à être égale à celle de l'aréomètre par une 

 addition d'eau distillée, et on déduit la densité primitive du volume 

 occupé par le mélange. Avec les seconds, la méthode est inverse : à 

 l'aide de poids supplémentaires, on ramène la densité de l'aréo- 

 mètre à être égale à celle de l'eau de mer et on obtient la densité de 

 celle-ci en divisant le poids de l'aréomètre avec sa surcharge par son 

 volume. 



Les aréomètres immergés à densité constante évitent l'erreur due 

 à la tension superficielle du liquide; en revanche, ils exigent l'em- 

 ploi encombrant des burettes, de vases de verre et d'agitateurs mé- 

 talliques. Ils consistent en une sphère creuse de laiton fortement 

 dorée, ayant un diamètre extérieur de 58 mm et un diamètre inté- 

 rieur de 48 mm environ. A un volume connu d'eau de mer, on ajoute 

 de l'eau distillée provenant d'une burette graduée; la quantité 

 nécessaire pour que la sphère cesse de flotter dans le liquide et tombe 

 au fond, donne la densité d'après une table dressée empiriquement. 



L'auteur prétend obtenir la quatrième décimale exacte. On peut 

 avoir cette approximation beaucoup plus rapidement, plus commo- 

 dément et plus simplement avec l'appareil de Buchanan. 



Les aréomètres à densité variable sont en verre et de la forme 

 ordinaire ; leur tige effilée est cependant très courte et ne sert qu'à 

 supporter les poids supplémentaires représentés par des anneaux en 

 platine. On ajoute ces poids jusqu'à ce que l'instrument complète- 

 ment immergé reste immobile au sein du liquide. 



Les densités prises par M. Reggiani sont malheureusement rame- 

 nées à la température normale de 20° sans indication de la tempé- 

 rature in situ. 



Mesure des densités. — On puise Teau, de préférence sur l'avant 

 du navire, avec un seau qu'on a laissé pendant quelques instants à 

 la traîne afin qu'il soit en équilibre de température. On prend cette 

 température au dixième de degré, on verse l'eau dans une éprouvette 

 suspendue par des cordelettes qu'on remplit de nouveau après l'avoir 

 vidée une première fois, on immerge l'aréomètre, on lit l'affleure- 

 ment. L'opération peut s'exécuter par tous les temps. 



Si l'on doit mesurer des densités d'eau profonde, on prendra leur 



