362 



PHYSIQUE. 



Fie. 87. 



O ® 



la pression extérieure ; la tige, divisée en millimètres et deux fois 

 recourbée sur elle-même, est remplie d'eau pure de B en C et ensuite 

 de mercure; son extrémité, restée ouverte, plonge 

 dans l'ampoule D, remplie de mercure. Cette dernière 

 est sphérique et son col entoure l'extrémité de la 

 tige. Un morceau de tube en caoutchouc E la relie 

 à cette tige et, pour que l'eau puisse pénétrer libre- 

 ment et exercer sa pression sur le mercure de l'am- 

 poule, on intercale le tube de verre H entre la tige 

 du thermomètre et le tube de caoutchouc. Un index I, 

 attirable à l'aimant, suit les mouvements de montée 

 de la colonne mercurielle, mais reste immobile pen- 

 dant sa descente ; les chiffres indiquent des centi- 

 mètres. L'instrument est fixé à une plaque d'ébonite 

 et, quand on l'emploie à la mer, on l'enferme dans 

 un étui en cuivre. 



La division à laquelle s'arrête le sommet de la 

 colonne mercurielle C dépend de la température et 

 de la pression. On détermine les chiffres indiqués à 

 diverses températures, sous la pression atmosphé- 

 rique, en comparant le piézomètre à un thermomètre 

 étalon. Sur l'instrument de M. Mohn, une variation 

 de 1° C correspondait à 3 mm environ. Quand on 

 l'immerge à une certaine profondeur, la pression 

 comprime le verre, l'eau pure du tube et le mercure, de sorte qu'à 

 une température donnée, le sommet C de la colonne mercurielle 

 indique des valeurs plus grandes, c'est-à-dire montre une tempéra- 

 ture plus basse que dans l'air parce que l'effet dû à la compressibilité 

 de l'eau prédomine. Pour 100 fath de profondeur, la correction de 

 température positive était de 0^,45, soit 0,4 mm de l'échelle. Comme 

 à la mer la température décroît généralement avec la profondeur, 

 la lecture de la division marquée par l'extrémité inférieure de l'index 

 convertie en température et corrigée de l'influence de la pression, 

 donnera la température cherchée de la couche profonde. 



La correction relative à la pression est évaluée de la manière sui- 

 vante : 



La comparaison du piézomètre avec un thermomètre étalon a 

 permis d'établir une formule dans laquelle on représente par 



