l'IÊZOMKTIU:; IJK nUGHANAX. 



365 



Détermination de la compressibilité de l'eau dans le piézo 

 mètre. — En représentant par 



t la température au fond de la mer. 



m la lecture du piézomètre (température t) à la pression atmosphé- 

 rique, 



m' la lecture du piézomètre (température t) au fond indiqué ])ar la 

 position de l'index, 



T)^, set X des constantes (/. = coefficient de compressibilité du 

 verre), 



C, c, «, p, p les mêmes quantités que précédemment, on a 



(i "~ "V ''« '' ~ (c - "7 ' ^' ~(c "■ "' ) '• ^ ^ '"' " ^' 



or, 



r,^= 50,153 — 0,1590 t — 0,000314 P millionièmes. 

 : =0,00623600X10"*. 

 •/. = 0,7963205 X 10" "• 



d'après des observations faites par M. Mohn directement sur le pié- 

 zomètre plongé dans la mer à côté d'un thermomètre, de sorte que 

 l'observation du piézomètre donne la pression par la formule : 



p^ 



(7-"0(''~'O~(c~^')' 



