INDICE DE REFRACTION. 



379 



gard ', de VU.-S. Côast Surveij, a eu l'idée d'établir empiriquement 

 la relation entre l'indice de réfraction et la densité d'une eau de mer 

 et, pratiquement, de remplacer la mesure de cette densité avec un 

 aréomètre, opération un peu délicate avec gros temps, par la mesure 

 de l'indice de réfraction au moyen d'un appareil, le densimètre 

 optique, sur lequel le mouvement du navire est sans influence. 



L'appareil (fig. 90) n'est que la simplification de l'instrument des 

 laboratoires, le goniomètre pour la mesure des indices de réfrac- 

 tion. La lampe à alcool salé L envoie un faisceau de rayons de 

 lumière monochromatique jaune dans une lunette collimatrice B qui 

 les rend parallèles. Ils traversent le flacon prismatique C, rempli 



d'eau de mer dont on a pris la température avec le thermomètre^'^, 

 subissent une réfraction et parviennent dans la seconde lunette D h 

 travers laquelle regarde l'observateur. Le prisme demeure fixé d'une 

 manière immuable. Pour amener le rayon lumineux au réticule de la 

 lunette, on déplace celle-ci dans le plan horizontal d'un angle indi- 

 qué par le tambour divisé M. On connaît l'angle du prisme A, on 



' Charles D. Sigsbee, Deep-sea sounding and dredging, U. S. Coast and Geodetic 

 Survey, p. 40-1, 4880. 



