hi fE tihe de Dole dés) je SUN EE Alt Vider ete. Qu) das 
AT + 
: (1) Un nouveau microscope d'herborisation (Journal de botanique, 1re année, 1887, 
—. p. 124). , 
REVUE DES TRAVAUX RELATIFS AUX MÉTHODES DE TECHNIQUE 
PUBLIÉS EN 1888 ET JUSQU'EN AVRIL 1889. (Suife.) 
III. — MrcroOSCOPIE. 
Microscopes d'excursion. 
Le microscope est l'instrument par excellence des travaux botaniques ; il 
ne peut être qu’avantageux d'étendre le champ de son action. Dans bien des 
cas, il est extrêmement utile en excursion d’avoir un microscope à sa dispo- 
sition. Par exemple, pour se rendre compte rapidement des diverses espèces 
d’Algues que l’on peut recueillir mélangées, pour en montrer au moment 
même de la récolte à un assez grand nombre de personnes si l'on dirige une 
excursion, etc. Un tel instrument doit être à la fois portatif et capable de 
donner des grossissements suffisants. Plusieurs microscopes ont été ima- 
ginés pour atteindre ces deux but 
Nous empruntons au Journal de botanique la description du microscope 
 d’excursion extrêmement simple et pratique imaginé par M. Gomonr (1). 
« Cet instrument, dont la longueur totale ne dépasse pas 15 centimètres, 
. et qui peut être renfermé dans un étui cylindrique analogue à celui d’une 
lunette, se compose d’un tube de microscope pouvant recevoir un objectif 
et un oculaire de dimensions usuelles, et glissant à frottement doux dans 
un autre tube. Ce dernier est fermé à l'extrémité qui regarde l'objectif par 
une plaque, percée en son centre et faisant l'office de diaphragme. Au 
niveau de ce diaphragme le second tube présente une fente perpendiculaire 
à son axe et assez large pour permettre d'introduire la lamelle porte-objet 
recouverte d’un verre mince. Enfin une bague glissant sur le tube exté- 
rieur vient presser la lamelle contre le diaphragme et remplit, avec plus de 
_ simplicité, la fonction des valets ordinaires d’un microscope 
« La mise au point se fait avec une précision suffisante à l’aide du tirage, 
et l’éclairement a lieu-en dirigeant l'instrument comme une lunette vers un 
nuage blanc où un objet vivement éclairé. Si la lumière est assez intense, 
on peul facilement atteindre un grossissement de 250 diamètres. 
« Il est très facile de faire sur le terrain une préparation rapide de l’objet 
à examiner entre une lamelle et un verre mince qui y adhère suffisamment 
_ par capillarité, pour permettre de donner à l'instrument toules les inclinai- 
sons. Enfin, si l’eau de la préparation venait à s'introduire d le second tub 
le diaphragme se vissant comme le couvercle d'une boîte peut s’enlever aisé- 
ment pour opérer le nettoyage. » Il n'est pas bien gênant, si l'on veut deux 
\ 
