344 REVUE GENERALE DE BOTANIQUE. 
grossissements différents, d’emporter en outre un objectif différent de celui 
qui est fixé à l'instrument. » 
M. Kcen (1) a imaginé un microscope un peu plus compliqué. Il supprime 
le pied et:la-colonne du microscope, qu'il remplace par une simple lame mé- 
tallique fixée à une canne et sur laquelle on pourra visser l'instrument. Ce 
microscope est formé de deux parties que l'on fixera séparément, la platine 
et le miroir d’une part, le tube du microscope d'autre part. La platine carrée 
ayant 52 millimètres de côté est percée d’un trou central de 2 à 3 milli- 
mètres seulement, ce qui rend inutile l'emploi d’un diaphragme. On met au 
point en faisant simplement glisser le tube qui porte l'objectif dans une bague; 
il n’y a pas de crémaillère. L'appareil entier peut se placer dans une boite 
ayant seulement 12 centimètres de longueur et 6 de largeur et de hauteur. 
Si l’on veut plusieurs grossissements, on peut en outre avoir un révolver. 
Oculaires. 
Dans l'étude microscopique des Champignons, des Bactéries, on doit 
bien souvent faire des mesures micrométriques. On connait le procédé ha- 
bituellement employé. Avec un micromètre oculaire on regarde un micro- 
mètre objectif. Supposons que le micromètre objectif soit divisé en cen- 
tièmes de millimètre. Si n divisions du micromètre oculaire coïncident 
avec p divisions du micromètre objectif, l'on peut dire qu'une division du 
micromètre oculaire correspond à une longueur absolue der centièmes de 
10p 
0 
spore de champignon est recouverte par æ divisions du micromètre 0Cu- 
daire, sa longueur est un nombre de x égal à ax. Il faut avoir un tableau 
donnant les coefficients « pour chacun des objectifs que l’on emploie. Ces 
coefficients en général ne sont pas très simples, et il serait préférable de pou 
voir s’en passer. 
Le micromètre oculaire que construit M. Zriss (2) réalise à peu près C? 
desideratum, à supposer que l’on emploie les objectifs apochromatiques 
m 
% 4 4 Li L2 - . ’ 
millimètre ou a, soit « ce coefficient. Si maintenant on trouve quuné 
division couvrirait une longueur de l’objet égale à 4 p si l'objectif avait 
a= de longueur focale; si l’on a à son microscope un apochromatique Lil 
méroté 2, 2,5, 4, 8, etc., chaque division du micromètre oculaire COrres- 
Les 2u., , 
8v., etc. L'onn’aura donc jamais à faire que des multiplications très simples 
<L par des nombres inscrits sur l'objectif même et désignant sa distance 
focale. 
On peut, pour faire des mesures, employer un autre principe : avoir dans 
son oculaire un réticule, un fil de cocon qu'une vis ferait mouvoir et quon 
5 : Einneues Excursions Mikroskop (Zeitschr. f. Wissensch. Mikrosk., vol. V, p: 188. 
(2) Czapski : Compensationsocular 6 mit 1/1 Micron-Theilung zum Gebrauch mil 
ee MT ijectiven von Carl Zeiss in Iena (Zeitsch. f. Wissensch. 
+ Y, P. 1o0). 
