> à dés té 
REVUE DES TRAVAUX RELATIFS AUX MÉTHODES(DE TECHNIQUE. 345 
ferait tangenter successivement les deux bords de l'objet que l’on mesure. 
Ici encore il faut faire une opération préalable au moyen d’un micromètre 
objectif, afin de savoir pour chaque objectif à quelle longueur correspond 
une division de la tête de la vis qui fait mouvoir le réticule. Mais l'on peut 
ir. en même temps besoin de mesurer avec une moindre exactitude 
des dimensions assez grandes. Pour faire ces diverses sortes de mesures 
sans changer l’oculaire, on peut procéder comme le fait M. Kocn (t). Le 
micromètre oculaire porte des divisions et peut s’employer à la manière 
ordinaire. Mais la plaque ainsi graduée peut se déplacer au moyen d’une vis 
latérale, de sorte que le dernier trait de la graduation par exemple peut être 
amené successivement aux deux extrémités de l’objet que l'on mesure. 
Cette disposition présente, comme on le voit, unecombinaison de la méthode 
habituelle et de la méthode du réticule si fréquemment employée dans les 
instruments de physique et d'astronomie. 
Chambre claire. 
Les diverses chambres claires dont on se sert habituellement ont le plus 
souvent un champ visuel restreint et servent avec de très forts grossisse- 
ments. Il peut être utile au contraire d'obtenir un dessin qui soit seulement 
quatre à dix fois plus grand que l’objet comme dimensions linéaires, et 
d’avoir en même temps un champ visuel étendu. La chambre claire de 
M. Taowa permet d'atteindre ces deux buts (2). 
Les rayons lumineux émanés de l'objet traversent une première lentille, 
puis un miroir transparent avant d'arriver à l'œil. Les rayons verlicaux 
émis par la feuille de papier à dessin viennent frapper à 45° un miroir 
argenté, se réfléchissent, traversent ensuite une lentille, puis arrivent Sur le 
premier miroir dont nous avons parlé et qui est parallèle à l'autre ; ils sont 
donc renvoyés verticalement à l'œil. Si nous supposons l'instrument réglé 
pour la vue à l'infini, l’objet est à une distance de la première lentille égale 
à la distance focale de cette lentille, et de même le chemin total parcouru par 
la lumière émise par le dessin jusqu'à la seconde lentille est aussi égal à 
la distance focale de cette lentille. Le rapport de cetle seconde distance & la 
première est de F= 4; tel est aussi le grossissement. 
Si l'observateur est myope, il peut placer à la partie supérieure de Ja 
chambre claire une lentille biconcave qui lui ramènera les images à Sa dis- 
lance de vision distincte. En prenant des lentilles convergentes à distances 
focales différentes de celles qui ont été indiquées, on peut avoir des grossis- 
sements différents et même se dispenser de la lentille divergente pour la 
Correction d’accommodation dont a besoin un myope- À 
Tel qu’il est construit, l'instrument a un champ visuel très étendu. Si, au 
lieu d'agrandir, on veut faire un dessin plus petit que l'objet, on place - 
papier à l'endroit où habituellement on met l'objet, et inversement. a 
MI 1 1 cie M ET 
(1) Eine Combinnafs e L 1. ter und s (Zei 
f. Wiss. Mikr., vol. VI, p. 33). 122 
(2) Ueber PO Ar lucida (Zeitsch. f. wiss. Mikr., vol. V, p. 297). : ! 
