346 REVUE GÉNÉRALE DE BOTANIQUE. 
Microspectromètre. 
On connait les travaux de M. EnGELuaANN et ses ingénieuses méthodes de 
recherche. Nous donnons ici la description de son microspectromètre (1). 
Le principe de l'appareil est le suivant : à travers une fente d’une largeur 
constante on observe le spectre d’une lumière qui a traversé un objet, el à 
travers une autre fente un spectre de comparaison. On peut faire varier la 
largeur de cette fente de telle façon que l'intensité lumineuse des cou 
leurs que l'on compare dans les deux spectres soit la même. Puisqu'une 
fente laisse passer une quantité de lumière proportionnelle à sa largeur, on 
; RUE Re lle 
Fig. 41. — Microspectromètre de M. Engelmann. — À. Boîte à l’intérieur de 
sont les deux fentes. — A’. Boîte contenant le système des prismes. — BB: 
Collimateur. — C. Tube portant l'échelle des longueurs d'onde. 
Connaïtra le rapport des intensités lumineuses des lumières que fournissent 
les deux spectres. F ur 
L'instrument (fig. 41) est formé de deux parties qui se placent l'une $ 
l'autre. La partie essentielle consiste en une caisse rectangulaire À, dan 
(1) Das Mikrospectrometer (Zeitschr. f. wiss: Mikrosk., vol. V, p. 289). 
