REVUE DES TRAVAUX RELATIFS AUX MÉTHODES DE TECHNIQUE. 347 
cier la largeur de la fente à 1 # près. Les deux pièces M’ et T’ jouent le même 
rôle par rapport à la seconde fente, Le petit carton blanc p est destiné. à 
éclairer les divisions de T 
Cette boîte porte un tube latéral d, par lequel arrive la lumière au moyen 
d’un miroir S ou d’une lentille, lumière qui vient frapper sur un prisme à 
réflexion totale situé plus bas que les fentes. Au moyen d’un levier dont 
l'extrémité se voit'en k’, on peut placer ce prisme au-dessous de la fente qui 
fournit le spectre de comparaison, ou en dehors de la portée de cette fente. 
A la face inférieure de la boîte est ajusté un tube qui remplace l’oculaire 
quand on place l'instrument sur le tube R du microscope et que l’on fixe au 
moyen de la vis de pression b'. A la face supérieure, est un autre tube dans 
lequel on peut placer soit un oculaire si on regarde ouai ri l'objet, soit 
le tube a’ qui appartient à la partie supérieure de l’instr 
Cette partie supérieure sert à la formation, à la projection é à l'examen 
des spectres. Elle comprend donc le tube 4’, dont la base s ue dans une 
rainure quand on disposé l'instrument. Puis, au-déssus de © une 
boîte A’ dont l’axe est incliné de 30° par rapport à la verticale. ns lentille 
située à la face inférieure de cette boîte recoit les rayons lumineux prove- : 
nant des deux fentes et les envoie sur un système de trois prismes accolés, 
les deux extrêmes de crown, l'intermédiaire de flint, dont les angles de 
réfringence sont tels que les rayons lumineux sont envoyés sur une lentille 
située à l'extrémité du tube B, dont l'axe est incliné de 30° sur l'axe de la 
boîte A’. En sortant de cette lentille les rayons lumineux viennent former 
une image réelle des deux spectres dans un certain plan que l'on regarde 
au moyen d’un collimateur placé dans le tube B’ et grossissant environ 
vingt fois. 
Pour que l'on sache à quelle longueur d’onde correspond la lumière que l’on 
étudie, la boîte A’ porte un second tube C incliné de 30° sur son axe comme 
lé tube collimateur. On ÿ dispose une échelle des longueurs d'onde de 
Angstrüm placée près de l'ouverture et éclairée par un miroir S’. Deux len- 
tilles placées dans ce tube C amènent la lumière émise par celte échelle à 
se réfléchir sur une face du système des prismes de la: boîte A', de sorte 
que l'image réelle de l'échelle vient se faire dans le même plan que l'image 
des deux spectres. Quand on ne veut pas voir cette échelle, on interpose un 
écran d entre elle et le miroir S’. La vis w fait mouvoir un levier qui sert à 
déplacer légèrement le tube C, de façon que les divisions de l'échelle corres- 
pondent bien aux longueurs d'onde qu'elles doivent indiquer. On vérifiera 
ee “ que la longueur d'onde 04,589 désigne exactement la raie du 
bia avoir des mesures précises, il ne faut comparer que des lumières 
aussi homogènes que possible et des champs visuels ayant pour chacun 
des deux spectres même formé et même étendue. On atteint ce résultat au 
moyen de deux couples de diaphragmes qui Se meuvent dans le plan de 
l'image réelle des spectres. Les uns commandés par les vis £ et {” servent à 
Masquer parallèlement les spectres, à ne laisser visibles que les couleurs 
dont on compare l'intensité. Les autres, que font mouvoir les vis u él u', On! 
pour rôle de cacher partiellement les spectres dans le sens perpeñdiculäire 
