348 REVUE GÉNÉRALE DE BOTANIQUE. 
au précédent et de leur laisser à tous deux exactement la même hauteur, 
L'instrument tel qu’il est construit peut servir à des recherches variées : 
étude de l’absorption des diverses radiations par les cellules végétales con- 
tenant des pigments, analyse microspectrale, etc. 
IV. — MiCROPHOTOGRAPHIE. 
Afin d'obtenir rapidement des photographies de colonies de Bactéries cul- 
tivées sur plaques, M. Graxa (1) porte les plaques sur du papier trempé dans 
de l’éther pour les essuyer, et ensuite dans la chambre noire, les recouvre 
d’un papier albuminé sensibilisé au nitrate d'argent. Puis il expose à la 
lumière : il a suffi d’une demi-minute de pose par une belle lumière solaire 
pour donner à l'auteur d'excellentes images. Cette épreuve est ensuite virée, 
lavée comme à l'ordinaire, 
M. Tramgusri (2) opère de la même manière pour reproduire des coupes, 
La mise au point est toujours une opération délicate en microphoto- 
graphie; elle l’est d'autant plus que dans les objectifs ordinaires le foyer des 
. rayons d'intensité lumineuse maximum ne concorde pas avec le foyer des 
rayons les plus photogéniques. Si donc même à la loupe l’on met au point, 
il est certain qu’au point de vue photographique la mise au point véritable 
n’est pas réalisée. Le meilleur moyen d'éviter cette cause d'erreur est de se 
servir des objectifs apochromatiques de Zeiss, pour lesquels la différence de 
foyers signalée plus haut n'existe pas. Si l’on n’a pas de tels objectifs, il est 
indispensable de faire traverser à la lumière un liquide coloré ne laissant 
passer qu’un groupe de rayons assez étroitement limité, Divers liquides 
ont été proposés: l’oxyde de cuivre ammoniacal, la liqueur de Fehling, 
l'hydrate d'oxyde de cuivre obtenu en mêlant des volumes égaux d'une solu- 
tion saturée de sulfate de cuivre et d’une solution de soude, et ajoutant 
quelques gouttes de glycérine. M. Zerrnow (3) recommande le chromale de 
cuivre : on emploie sous une épaisseur de 4 à 2 centimètres une solution de 
175 grammes de sulfale de cuivre et de17 grammes de bichromate de potasse 
dans un litre d’eau. Si l'on opère à une lumière solaire intense pour avoir une 
solution concentrée, il est préférable de dissoudre, dans 250 grammes d'eau, 
160 grammes d’azotate de cuivre et 14 grammes d’acide chromique- Avec 
une telle solution on n’oblient que la lumière comprise entre la longueur 
d'ondes 0u,580 et 0,560 ; un peu plus étendue, la solution laisse passer entre 
les limites 0,590 et 0,545. Les plaques sèches ordinaires sont assez peu sen- 
sibles à la lumière qui a traversé ces solutions. Pour en augmenter la sen” 
sibilité, il est bon de Jes avoir fait passer dans une solution faible 
d’érythrosine. Cette dernière solution s'obtient en disolvant 1 gramme 
(1) Ueber eine einfache Methode zur Reproduction des Koch'schen Culturplatié” 
(Gentr. BI. f. Bakter. u. Parasitenkunde, vol. IN, p. 700). : 
2) Sopra un metodo facilissimo di riproduzione fotografica della sezioni istologti- 
che (Zeïtschr. f. Wissensch. Mikrosk., etc., vol. V, p. 335, 1888). 
(3) Centralbl. für Bakter. und Parasitenkunde, 1888, p. 51. —Etwas über Mikro- 
Fan der Kupfer-Chromfilter (Eders Jahrb. f: Photog. u. Reproductions” 
ik, ; 
