FETANOT 
és d'adiL.é 
REVUE DES TRAVAUX RELATIFS AUX MÉTHODES. DE TECHNIQUE. 349: 
d'érythrosine dans 500 centimètres cubes. d'alcool, puis mettant 5 centimè- 
tres cubes de cette solution dans 200 centimètres cubes d’eau. 
Les lumières dont on fait usage pour: la microphotographie sont assez 
variées. On peut opérer à la lumière solaire, à celle d'une lampe de pétrole, 
à la lumière oxydrique, elc. La flamme du magnésium est, comme on le,sait, 
très photogénique. Pour l’utiliser il est bon, d'après M. Roux, de procéder de . 
la manière suivante : on fait une épaisse bouillie de magnésie en poudre 
ordinaire délayée dans de l’eau, et l’on introduit cette bouillie dans un tube 
de verre de 4 à 5 centimètres de diamètre. On la retire quand elle, est 
un peu desséchée et on la découpe.en fragmenis de 5 centimètres de lon 
gueur environ. On roule ces morceaux en boules et on les fixe à l'extrémité 
d’un fil de platine. On les porte ensuite à 100° pendant trois à quatre heures ; 
puis on les place dans la flamme faible d’abord, graduellement croissante 
ensuite, de l'hydrogène d’un appareil à gaz hydrogène et oxygène ; à la fin 
seulement on laisse arriver l'oxygène. Ces boules sont alors dures, inaltérables 
à l'air. Chacune peut durer. une quinzaine d'heures, en fournissant une 
lumière très égale, se diffusant peu et restant fixée au même point, tandis 
que le bâton de chaux s’use assez vite ’ ; 
MM. Scawior et Hxnscu (1) recommandent l'emploi de la lumière du 
zirconium que l’on fixe en. petits fragments à l'extrémité d’un fil de platine. 
. Sreraxo. Capranica qui, déjà l'an dernier, ayait publié une courte 
note (2) sur ses travaux relatifs à la microphotographie d'êtres mobiles, 
vient de faire connaître avec plus de détails les procédés qu'il emploie (3). 
L'auteur insiste d'abord sur l'utilité d’un chercheur qui permettra de E 
terminer exactement le moment où l'être mobile est dans la position que 
l’on veut photographier. Il emploie donc un oculaire stéréoscopique binocu- 
laire et met au point à la fois pour l'image microscopique et pour l'image 
qui se fait sur le verre dépoli. 
L'appareil est composé d’une chambre noire dont la face 
fermée par une planchette qui glisse entre des rainures ; au centre de pie 
planchette est un cercle métallique. dune souverture de 5, centimètres 0e 
è : : : ; 54 
iamètre, muni d’un tube auquel on peut visser une boîte métallique CITE 
e boîte porte en outre, 
culaire_stéréoscopique 
antérieure est 
situé sur la prolongation de l'axe optique central. on substitue un t : 
même longueur. qui entre à frottement doux dans le tube vertical $ As 
pareil à prisme, et l'on fixe par une vis de pression; à 1 RE ALE MAN int 
substitue un tube à crémaillère afin de pouvoir exactement mettre au point, 
(1) Neues Leuchtgas-Sauerstoffbläse und Zirconlicht (Zeitschr 
Mikrosk., vol. V, p. 225). gi iminare (Rendic. 
: a Fotografia istantanea dei preparati microscopici. Nole preliminare Gt) 
ella R. Acad. dei Lincei, vol. IV, 1888). . wiss. Mikrosks, 
(0) Sur quelqies procédés dé nmicrophotographie (Zeïtschr. f: wiss. . 
VOL VE, ps1):22 DE OA 4 | LE 
. f,. Wissensch, 
À: 586 
