30 - REVUE GÉNÉRALE DE BOTANIQUE. 
Le tube de l’oculaire stéréoscopique est alors introduit dans le tube du 
microscope. 
Le châssis, qui, situé au fond de la chambre obscure, portera la plaque 
sensible, fonctionne en même temps comme obturateur. Il est constitué par 
une boîle carrée de 6 centimètres d'épaisseur ; elle contient à l’intérieur 
deux cylindres sur lesquels s’enroule une bande de toile de caoutchouc noire 
complètement imperméable à la lumière. Verre dépoli, plaques sensibles se 
placent comme d’habitude sur des cadres rectangulaires. En tirant sur un 
cordonnet en soie on fait la loile se dérouler sur les cylindres, laisser 
exposée à la lumière pendant un temps très court la glace sensible, et 
revenir à sa position primitive. 
La durée de pose est de 1 vingtième de seconde au maximum. Cet obtu- 
rateur ne se {rouvant pas faire corps avec le microscope, son mouvementne 
produira pas les fâcheuses trépidations qui peuvent exister dans le cas 
contraire. 
Cet appareil permet d'opérer avec les plus forts grossissements, même 
avec des objectifs à immersion. Mais il faut alors avoir une source éclairante 
aussi intense que possible. De là la nécessité d’arrêter les rayons calori- 
fiques en plaçant une cuve d’alun sous la platine du microscope. 
M. Capranica est encore arrivé à photographier des mouvements successifs 
d'êtres microscopiques. Un mouvement d’horlogerie fait avancer une plaque 
sensible et l’opérateur qui, dans son chercheur, suit les mouvements de l'in- 
fusoire ou de la zoospore, fait fonctionner un obturateur juste aux moments 
qu'il choisit. 
V. — VartÉTés. 
Placer des êtres vivants dans des conditions de température constantes el 
bien connues est une opération que l’on a souvent à faire, principalement . 
dans les recherches bactériologiques. Le nombre des systèmes servant à 
régler une éluve est assez considérable. Nous ne citerons que deux étuves 
qui sont construites depuis peu. 
La première est létuve de M. D’Ansonvaz, qui, successivement perfec- 
tionnée, est constituée aujourd’hui de la façon suivante (fig. 42). 
Une enveloppe intérieure (1) a la forme d’un cylindre terminé par deux 
calottes sphériques. A son intérieur sont deux plateaux superposés (14 et 15) 
percés de trous sur lesquels on peut mettre les objets en expérience, pots 
dans lesquels poussent des plantes, tubes de culture, etc. 
Une enveloppe extérieure (2) est formée par un cylindre terminé par deux 
troncs de cône. Entre ces deux enveloppes on met de l’eau par la douille 
supérieure (1). Cette eau est chauffée par des cheminées intérieures (9) au 
moyen des brûleurs de Bunsen (4) et (4) dont nous allons voir un peu plus 
loin les relations avec l'étuve. Le tronc de cône inférieur de l'enveloppe 
externe est fermé par une membrane de baromètre anéroïde plissée (3) 
dont la forme changera sous l’action des variations de la pression de l'eau 
Quand en effet on aura fermé la douille (5) par le bouchon de caoutchouc (1) 
que traverse le tube (8) et qu’on chauffera, le liquide se dilatera et montera 
dans le tube et par suite exercera une pression plus ferme sur la mem 
