REVUE DES TRAVAUX RELATIFS AUX MÉTHODES DE TECHNIQUE. 354 
brane (3). Dans la chambre (10) qui est au-dessous de la membrane s’abouche 
un tube (11) par lequel arrive le gaz, et c’est de là qu’il va aux brûleurs (4) 
et (4). Ge tube (11) porte un pas de vis permettant de l’approcher:plus ou 
moins de la membrane, et peut être fixé à l’aide d’un contre-écrou (12): 
Toutes les parties de l'instrument sont métalliques. L'éluve s'ouvre par 
une porte latérale vitrée. 
Voici la série des opérations à faire pour arriver à régler l'étuve à une 
température voulue : 
On remplit d’eau complètement l’étuve par la douille (5) après avoir fixé 
au trop-plein (6) un caoutchouc le réu- 
nissant à un vase qui recevra l'excès | 
d’eau. Puis on fait arriver le gaz et l'on 
allume les brûleurs. Si le gaz ne passe 
pas, c’est que l'extrémité du tube (11) 
est trop rapprochée de la membrane, on 7Ë 
On porte ainsi la température de l’eau 
à 100° pour que tous les gaz dissous se 
dégagent et on laisse refroidir jusqu’au 
degré voulu et qu’un thermomètre plon- 
gé dans la douille fait connaître, On 
ferme alors avec le bouchon (7) traversé 
du tube (8). Ce dernier tube doit affleu- 
rer à l'extrémité inférieure du bouchon 
et ne pas descendre plus bas, sans quoi 
il pourrait arriver que dans le courant 
de la manipulation des bulles d'air se 
dégageant de l’étuve fussent incapables 
de sortirimmédiatement. 
L'eau se dilate, monte dansle tübe de 
Yerre, exerce une pression croissante, RENE - 
sut Ta membrane qui se rapproche Fig. 42. — Éfüve de M: d’Arsonval. 
alors du tube (11) et règle de la sorte sr ir, 
l'arrivée du gaz; la flamme baisse, on ph 1 tube d'arrivée du gaz. 
tourne les prises d'air (13) des becs de 
Manière que la flamme brûle à blanc. Et de la sorte la température est 
fixée une fois pour Loutes, car si l’on rallumé après avoir éteint, l’étuve re- 
prendra promptement la température pour laquelle elle a été réglée. 
La libre communication de l’eau avec l'atmosphère empêche qu'il y ait 
laMais, quelles que soient les variations de témpératuré de l’étuve, défor- 
mation de ses parois. Pour empêcher l'évaporation de l'eau on ds 
dans le tube de vérre quelques gouttes de pétrole à. la surface de l'eau où 
bien fermer J'ouverture supérieure par un tampon de ouate. o 
Si, l'eau arrivant à peu près à la moitié du tube, les flammes des bräleurs 
ne baissaient pas, c’est qu’on aurait laissé l'ouverture du tube d'arrivée trop 
