RECHERCHES SUR LES TUBERCULES. 573 
dans la pointe, et dont l’autre extrémité vient s'enrouler en € sur 
un cylindre de melchior; dans ce cylindre on peut faire 
adhérer un fil F de laiton au moyen d’une vis de pression V. 
On fait communiquer l'autre ex- 
-trémité du fil F’ avec une autre ai- 
guille absolument identique, et l’on 
“fixe cette dernière extrémité sur la 
"seconde, comme on a fait pour la 
première. 
+. Si les deux extrémités des deux 
 - aiguilles sont à la même tempéra- 
ture, on ne constaterä pas de cou- 
-rant thermo-électrique, et si lon 
met les fils partant de F dans les 
deux aiguilles, en communication 
avec un galvanomètre, on n’obser- 
. vera aucune déviation de l'aiguille 
. de cet appareil; mais si l’une des 
saiguilles est plus chaude que l'au- 
lre, on verra immédiatement se 
un courant allant par le galvano- 
Ë mètre de la soudure Ja plus chaude 
: à la soudure la plus froide; l'am- 
plitude de la déviation peut servir 
à mesurer l'intensité du courant. 
* La partie supérieure de l'aiguille 
-est entourée d'une gaine de gutta- 
_ percha qui permet de prendre les 
_ aiguilles avec les doigts sans provo- Fig: 109. — Coupe Amen 
aiguille thermo-électrique 
_ Quer decourant thermo-électrique ; ' 
_ Sile contact est très court et la température des aile 
différente de celle de l'air, l'isolement est suffisant. 
Les courants produits par les différences de température que 
jai eu à mesurer sont très faibles, et ces appareils sont tel- 
lement délicats qu’il faut, pour constater et mesurer de si 
