576 / REVUE GÉNÉRALE DE BOTANIQUE. 
faibles courants, des galvanomètres d’une extrême sensibilité. 
Je me suis servi d’un galvanomètre de Thomson (1) (à droite, 
pl. 22 et 23; et fig. 410 et 1114). 
Je rappellerai en quelques mots la disposition de cet appa- 
reil, qui est combinée de manière à mesurer Hinteniit de 
courants extrèmement faibles. 
Un très court barreau aimanté ab, soutenu par un fil de soie 
sans torsion fixé à une vis v, porte un miroir #7. Un poids p est 
placé à l’extrémité du fil de soie pour que le plan du miroir soit 
toujours bien vertical. Le barreau &6 est placé au centre du cadre 
d’un multiplicateur dont on voit la coupe et l’une des extrémi- 
tés du fil (fig. 110). Au moyen 
d’an barreau auxiliaire mobile 
autour de son centre et situé 
sur une tige verticale :(pl: 21 
ét 22), on peut donner au petit 
barreau ab la direction que l'on 
voudra; on tourne ce barreau 
auxiliaire de telle manière que 
Jemiroir, éclairé par une lampe 
placée en avant de lui, envoieune 
petite image blanche sur le zéro 
dé la graduation d’une règle di- 
visée, placée à une certaine distance de l'appareil (pl. 21 et 22). En 
élevant ou en abaïssant le barreau auxiliaire, on augmentera où 
on diminuera la sensibilité de l'appareil ; mais il ÿ a une certaine 
limite qu’il ne faut pas dépasser ; quänd le barreau auxiliaire es 
trop haut, la sensibilité de l'appareil ést telle que la moindre cause 
d'erreur trouble absolument les mesures; dès que les courants 
que l'on veut mesurer ne sont pas extrémement faibles, on à 
grand avantage à rabaisser un. peu le barreau. Comme je l'ai dit 
plus haut, j'ai pu avec cet appareil mesurer l'inténsité de cou- 
rants thermo-électriques provoqués par une différence de tempé- 
ture d'un centième de degré, mais par crainte des causes 
Fig. 110 et 111. — Détail du galvano- 
mètre de Thomson. 
no r ai à remercier vivement M. Bou, professeur à le Sorbonne, qui a bien voulu 
ispositio 
mettre cet appareil à ma di 
