Bestimmung der Kohlensäure. 215. 32] 



und erhitzt auf dem Saiidbade über 100", bis keine sauren Dämpfe mehr 

 entweichen, digerirt den Kückstand mit Salzsäure auf dem Wasserbade 

 einige Zeit, verdünnt dann mit Wasser imd bringt die allein ungelöst 

 bleibende Kieselsäure auf ein kleines Filter, wäscht gut aus, trocknet, 

 glüht und wägt nach dem Erkalten über Schwefelsäure. Man prüft end- 

 lich die gewogene Kieselsäure auf ihre Eeinheit durch Kochen mit massig 

 concentrirter Lösung von kohlensaurem Natron (ist sie rein, so löst sie 

 sich hierbei klar auf) oder besser durch Abdampfen in concentrirter 

 Lösung mit etwas Fluorammonium und Erhitzen zum Glühen, wobei sich 

 die Kieselsäure verflüchtigt und die vorhandenen anderen Stoffe gewogen 

 werden können. 



Bestimmung der Kohlensäure. 



215. In den Aschen der Organe oder Flüssigkeiten höherer Thiere 

 findet sich nur wenig kohlensaures Salz und es kann beim Veraschen 

 durch Phosphorsäure Kohlensäure aus der Verbindung ausgetrieben, 

 kohlensaurer Kalk auch durch das Glühen in Calciumoxyd umgewandelt 

 werden. Aschen, in denen kohlensaure Verbindungen bestimmt werden 

 sollen, sind deshalb mit besonderer Vorsicht darzustellen. 



Zur Bestimmung der Kohlensäure kann in allen Fällen der in Fig. 2 

 abgebildete Apparat dienen. Die Substanz, von welcher der C02ge- 

 halt bestimmt werden soll, wird in den Kolben A gebracht und etwas 

 ausgekochtes destillirtes Wasser hinzugefügt, so dass nach Aufsetzen des 

 Korkes die Einleitungsröhre mit der Oeffnung a unter dem Niveau des- 

 selben steht. Die Hähne von Glas c und d sind vorläufig beide ge- 

 schlossen. Das zunächst an den Kolben angefügte Chlorcaiciumrohr F 

 ist grösstentheils mit Stücken von getrocknetem Clilorcalcium, von f 

 bis m jedoch mit Bimsteinstücken, die mit Kupfervitriollösung getränkt 

 und dann scharf erhitzt sind zur Entwässerung des Kupfervitriols, ge- 

 füllt. An dies Chlorcaiciumrohr ist der Liebig'sche Kalikugel- 

 apparat G und hieran das ü-röhrchen H, gefüllt mit Aetzkalistückchen, 

 angefügt. Die Apparate G und H, der erstere mit Kalilauge von 

 1,27 spec. Gew. in passender Weise gefüllt, sind vor dem Versuche ge- 

 nau zu wägen. Die Flaschen K und M enthalten Chlorcalciumstücke 

 und die U- röhren J und L enthalten Natronkalk in kleinen Körnern. 

 Diese Apparate ML und KJ verhindern, dass Kohlensäure von aussen 

 in den Apparat gelangen kann, wenn Luft in der einen oder anderen 

 Eichtung hineindringt; die Apparate KJ verhindern zugleich den Zutritt 

 von Feuchtigkeit aus der Luft zu den Kalistücken im Kohr H. 



Ist nun die Substanz in A mit Wasser eingebracht und sind durch 

 Kautschukröhrchen die Apparate mit einander verbunden, die Enden der 



Hoppe-Seyler. Analyse. 6. Aufl. 21 



