412 Bestimmung des Gehaltes an Oxyhämoglobin im Blute etc. 273. 



Stimmung ist es, dass man so lange wäscht und decantirt, 

 bis die Flüssigkeit über dem Fibrin fast völlig klar bleibt, 

 erst dann bringt man das Fibrin aufs Filter und wäscht mit 

 Wasser weiter. Bringt man das Fibrin zu früh auf das Filter, so 

 filtrirt die Flüssigkeit sehr langsam und es kann Fäulniss vor der Be- 

 endigung eintreten. Verfährt man nach diesen Vorschriften, so erhält 

 man gleichmässige und sehr befriedigende Kesultate und jede Bestim- 

 mung ist in wenigen Stunden bis auf das Trocknen des Fibrins beendet. 

 Die Bedenken, welche hier und da ausgesprochen sind gegen die Zu- 

 verlässigkeit der Fibrinbestimmungen, sind ohne Bedeutung, wenn man 

 Papierfilter, nicht leinene Tücher anwendet und die angegebenen Vor- 

 schriften befolgt. 



Bestininiung des Gehaltes an Oxyhämoglobin im Blute oder in serösen 



Flüssigkeiten. 



273. Der Gehalt an Blutfarbstoff in Blut oder Flüssigkeiten, 

 welche Blutfarbstoff gelöst enthalten, kann ausgeführt werden mit den 

 Speetrophotometern von Vierordt und von Hüfner, — das neue ver- 

 besserte Spectrophotometer von Hüfner gewährt für diesen Zweck die 

 grösste Genauigkeit*), — oder durch colorimetrische Vergleichung 

 reiner Lösungen des krystallisirten Bhitfarbstoffs in passender Dicke der 

 Seilicht und geeignetem Grad der Verdünnung mit diesen Flüssigkeiten. 

 Für diese letztere Vergleichung ist es von besonderem Einfluss auf die 

 Schärfe der Bestimmung, dass die beiden in der Intensität der Färbung 

 zu vergleichenden Flüssigkeiten unmittelbar neben einander gesehen 

 werden. Dies ist erreicht in den beiden Instrumenten, welche im 

 Folgenden für diese Untersuchung als besonders geeignet beschrieben 

 werden. 



Die Darstellung mehrfach umkrystallisirten Blutfarbstoffs aus 

 Hunde- oder Pferdeblut bietet an kalten Wintertagen keine Schwierig- 

 keit; concentrirte Lösungen dieser Krystalle, am Besten sogleich mit 

 Kohlenoxyd gesättigt und in Flaschen mit gutem Stopfen eingeschlossen 

 oder in Glasröhrchen eingeschmolzen, halten sich beliebig lange Zeit 

 völlig unverändert. Nachdem der Gehalt einer solchen Lösung an 

 festem Blutfarbstoff durch Abdampfen, Trocknen und Wägen des Eück- 

 standes in einigen Portionen von 15 — 20 CG. festgestellt ist, werden 

 von dieser Flüssigkeit Portionen zu ungefähr 6 CG. in Glasröhrchen, 

 die an beiden Enden ausgezogen sind, eingeschmolzen, nachdem sie un- 



•) Hüfner, Zeitschr. f. physik. Chera. Bd. 3 S. 562. 



E. Albrecht, Anleitung z. Gebr. des Ilüfner'schen Spectrophotometers, 

 Tübingen 1892. 



