414 Bestimmung des Gebaltes an Oxyhämoglobin im Blute etc. 273. 



parallel ge.schlifFene und polirte Glasplatte und nach aussen gleichfalls 

 durch solche Glasplatten bedeckt. Die einzelnen Tlieile werden gehalten 

 und befestigt durch 2 Schrauben und Muttern, welche in der Fig. 7 

 jederseits am Rahmen sichtbar sind. Zur Beurtheilung der Farben- 

 intensität beider Seiten sieht man dm-ch das Instrument gegen eine 

 durch Tageslicht beleuchtete Fläche von mattem, weissen Papier. 



Fig. 7 a. 



Fig. 7 b. 



Ist nun die Blutlösung dunkler gefärbt als die Normallösung (so 

 soll es sein), so lässt man sie zurückiliessen, fügt aus einer in Vio CG. 

 getheilten Bürette in Meiner gemessener Portion Wasser hinzu, welches 

 vorher in einer Flasche mit CO -Gas geschüttelt ist. rührt mit dem 

 Eöhrchen r um, füllt die rechte Seite der Pipette wieder mit der 

 Mischung, lässt sofort zurücklaufen, füllt sie dann wieder (hierbei erhält 

 man gleichförmige Mischung) und vergleicht dann die Farbe mit der 

 der Normallösung. Ist die Lösung noch zu dunkel gefärbt, so lässt 

 man wieder zurücklaufen, fügt CO-haltiges Wasser hinzu, mischt, füllt 

 die Pipette und vergleicht die Färbung. Es wird diese allmälige Ver- 

 dünnung, Mischung und Farbenvergleichung so lange fortgesetzt, bis 

 gleiche Farbenhelligkeit der Blutlösung imd der Normallösung erreicht 

 ist. Dann wird abgelesen, wie viel Wasser zur abgemessenen Blut- 



