416 Bestimmung des Gehaltes an Oxyhämoglobin im Blute etc. 273. 



und Fernrohr (Fig. 8. i- giebt den Verticaldurclisclinitt des ganzen Instru- 

 ments in V4 natürliclier Grösse, Fig. 8. 2. und 8. 3. in halber Grösse). 

 Das Fernrohi- F und das Collimatorrohr C sind in messingner 

 Hülse so verschraubt, dass sie ein gerades Kehr darstellen; dies Kehr 

 ist auf einem starlsen gusseisernen Dreifuss montirt und um eine 

 horizontale und eine verticale Axe drehbar. Am Collimatorrohr ist in 

 einem geschwärzten messingnen Gehäuse ein auf 4 Seiten geschliffener 

 Glaswürfel G (Fig 8. 2.) so befestigt, dass 2 diagonal gegenüberliegende 

 Kanten desselben in der optischen Axe des Fernrohrs stehen, und dass 

 die dem Fernrohr zugekehrte Kante zugleich in der Brennweite der 

 Collimatorlinse liegt. 



Fig. 8. 



Die Doppelpipette, welche auf der Abbildung mit P bezeichnet ist^ 

 ist aus einem rechteckigen 5 mm dicken Messingstück hergestellt. Die 

 eingebohrten Kammern sind durch einen 3,5 mm breiten Steg von 

 einander getrennt; in jede dieser Kammern münden 2 Schlauchansätze 

 (Fig. 8. 3.). Das Gehäuse des Flintglaswürfels G ist nach vorn mit einer 

 genau eben geschliffenen Flansche abgeschlossen, in welcher sich 2 den 

 Kammern der Doppelpipette entsprechende Oeffnungen befinden. Vor 

 dieser Flansche wird die mit 2 planparallelen Gläsern dd (Fig. 8. 2.) be- 

 deckte Pipette mit den Federn hh angeklemmt und zugleich durch die 

 am Würfelgehäuse angeschraubten messingnen Lamellen derart fixirt, 

 dass sich die Kammern der Doppelpipette und die Oeffnungen in der 

 Flansche genau decken. Das Licht, welches durch die beiden 3,5 mm 

 von einander getrennten Kammern der Pipette einfällt, wird von dem 

 Glaswürfel G, wie aus Fig. 8. 2. ersichtlich, so gebrochen, dass die Kante 

 des Glaswüi-fels die Grenzen der beiden Kammern bildet. Das Ocular o 

 des Fernrohrs F ist mit einer Blendung mit quadratischer Oeflnung ab- 

 geblendet. Wird nun das Fernrohr scharf auf die Kante des Würfels 



