Untersuchung vuii Farbstoffen mit dem Spectralapparate. 509 



für jetzt allen Anforderungen für physiologisch -chemische Zwecke genügen, und 

 sowohl starke Dispersion durch mehrere Prismen als stark vergrössernde Fern- 

 röhre sind durchaus zu vermeiden, da sie die Absorptionen des Lichtes in Flüssig- 

 keiten weniger scharf zeigen, auch leuchtende Linien von glühenden Metalldämpfen 

 wegen Lichtschwiuhe oft übersehen lassen, während man dieselben mit schwachem 

 Fernrohre und einem Prisma noch ganz deutlich erkennt. 



Um den Apparat richtig einzustellen, entfernt man zimächst das 

 Prisma c und sieht in der Richtung von b nach a durch das erste 

 Eohr bei massig geöffnetem Spalte; man zieht nun das Rohr mit dem 

 Spalte so weit aus, bis die Ränder des letzteren ganz scharf begrenzt 

 erscheinen, dann stellt man das Fernrohr de so ein, dass man sehr 

 weit entfernte Gegenstände recht deutlich dadurch erkennt, setzt darauf 

 das Prisma wieder an seine Stelle und schiebt bei Beleuchtung der 

 Scala h diese mit ihrem Rohre so weit ein, bis die Theilung der Scala 

 bei der Beobachtung durch das Fernrohr möglichst scharf erkannt wird. 



Für die meisten physiologischen Zwecke sind die Browning'schen 

 Taschenspectroskope vorzuziehen, besonders wo es sich um Untersuchung 

 von Farbstoffen handelt. Durch Combination verschiedener Prismen ist 

 in diesen sehr bequemen, handlichen Instrumenten dem zum Auge des 

 Beobachters austretenden Licht dieselbe Richtung gegeben, welche das 

 durch den Spalt eintretende Licht besitzt. Die meisten Farbstoff- 

 prüfungen kann man mit ihnen schnell auch mit Benutzung von Tages- 

 licht ausführen. 



ünfersuchimg von Farbstoffen mit dem Spectralapparate. 



Die zu prüfenden Farbstoffe sind in womöglich concentrirter Lösung 

 in ein Gefiiss mit zwei planparallelen Wandungen aus Spiegelglas oder 

 in Flaschen mit planparallelen Seitenwänden zu bringen; Fig. 10 auf 

 S. 508 stellt ein solches Geföss B vor dem Spectralapparate dar. Zur 

 Untersuchung der Flüssigkeit stellt man den mit einem schwarzen 

 Tuche überdeckten Spectralapparat so auf, dass entweder directes Sonnen- 

 licht von einem Heliostaten oder starkes zerstreutes Tageslicht oder das 

 Licht einer hellbrennenden Oellampe in das Spectrum zerlegt im Fern- 

 rohre möglichst hell sichtbar wird; durch das Licht einer Kerze oder 

 besser einer Oellampe mit Glascylinder beleuchtet man die Scala bei A, 

 so dass auch deren Bild deutlich erkennbar sich mitten durch das Ge- 

 sichtsfeld im Fernrohre hinzieht. Jetzt stellt man den mit der Farb- 

 stofflösung gefüllten Glaskasten dicht vor den Spalt, so dass das Licht 

 senkrecht durch die Glasplatten dieses Gelasses und die enthaltene 

 Flüssigkeitsschicht hindurchgeht, ehe es in den Spalt eintritt. Beobachtet 

 man dann das Spectrum durch das Fernrohr, so wird ein grösserer oder 

 geringerer Theil desselben fehlen, und es ist mittelst der Scala leicht 



