510 Untersuchung der Asclien mittelst des Spectrum. 



ZU bestimmen, welche Theile desselben dm-ch die Lösung abgebalten 

 werden. Verdünnt man darauf die Farbstoff lösung mit Wasser oder 

 einem anderen farblosen Lösungsmittel, so werden bei wiederbolter Unter- 

 suchung neue Partien des Spectrum sichtbar werden und bei weiter 

 fortgesetzter Verdünnung wird allmälig das ganze Spectrum sich ent- 

 falten. Es zeigt sich nun liierbei, dass nur einige Farbstoffe bei weiterer 

 Verdünnung ihrer Lösungen das Spectrum allmälig allseitig oder ein- 

 seitig weiter und weiter sich entwickeln lassen, während eine grosse 

 Anzahl von Farbstoffen und gerade diejenigen, welche die lebhaftesten 

 Farben zeigen, hei der Verdünnung ein discontinuirliches Spectrum er- 

 scheinen lassen, indem sie für- bestimmte Stücke des Spectrum sehr 

 kräftige und für nahe diibeiliegende Spectralabschnitte sehr schwache 

 absorbirende Kraft besitzen. Bei gewissen Verdünnungen erscheinen 

 dann ein oder mehrere schmale oder breitere Absorptionsstreifen, 

 auch Spectralbänder genannt, deren Lage und Ausdehnung durch die 

 Scala am Einfachsten bestimmt imd mit den Frauenhofer'schen 

 Linien des Sonnenspectrums verglichen werden können. 



Spectrophotometrie. Die Untersuchung im Spectrum in der geschilderten 

 Weise giebt vorzügliche Resultate für den sicheren Nachweis einer grossen Zahl 

 von Farbstoffen, besonders des Blutfarbstoffes und einiger seiner Zersetzungspro- 

 ducte, des Indigo, (Chlorophyll, man hat aber auch in neuerer Zeit vielfach das 

 Spectrum für quantitative Farbstoffbestimmungen verwerthet und zu diesem Zweck 

 verschiedene Combiuationeu von Apparaten benutzt, Hauptsächlicli sind hier die 

 Arbeiten von Vierordt') und von Hüfner^) zu erwähnen, durch welche diese 

 Apparate vervollkommnet sind^). 



Untersuchung der Aschen mittelst des Spectnim. 



Alle organischen Bestandtheile des Thierkörpers geben in der 

 Spiritusflamme oder der Flamme des Bunsen'scben Brenners verbrannt 

 Licht, welches durch den Spectralapparat in ein continuirliches Spec- 

 trum, wie es der Kohlenstoff selbst bei massiger Glühhitze liefert, zer- 

 legt wird. Nur die Aschenbestandtheile zeigen ein charakteristisches 

 Verhalten, wenn man dieselben von Kohle sorgfältig gereinigt in die 

 Flamme bringt und das von ihnen ausgehende Licht prüft. 



1) K. Vierordt, Die Anwendung des Spectralapparates zur Photometrie der 

 Absorptionsspectren etc. Tübingen 1873. Derselbe. Die quantitative Spectral- 

 analyse etc. Tübingen I^IC. 



2J Hüfner, Journ. f. pract. Chemie. N. F. Bd. Iß S. 290 und Zeitschr. f. 

 physik. Chemie. Bd. 3 S. 5G2. 



E. AI brecht, Anleitung zum Gebraucli des Hüfner 'sehen Spectrophoto- 

 meters etc. Tübingen 1892. 



■■') G. u. II. Krüss, Kolorimetrie u. quantitat. Spectralanalyse etc. Hamburg 

 u. Leipzig 1891. 



