514 



Polaristrobometer. 



massig umgeben von einem wasserdicht aufgesetzten weiten Eohr, in 

 welches bei a ein Thermometer eingesetzt wird. Um bei bestimmter 

 Temperatur die Beobachtung ausführen zu können, lässt man Wasser von 

 der gewünschten Temperatur bei b ein- und bei c austreten durch an- 

 gefügte Kautschukschläuche. 



Fig. 12. 



Als Lichtquelle für diese Beobachtungen dient am Besten eine mit 

 Eüböl oder Steinöl gespeiste Lampe, da Gasflammen weniger nihig 

 brennen; wenn, wie bei Wild's Polaristrobometer und Halbschatten- 

 apparaten, einfarbiges Licht für die Untersuchung erforderlich ist, dient 

 ein Bunsen 'scher Gasbrenner mit sehr schwach leuchtender Flamme, in 

 welcher Soda oder Kochsalz erhitzt wird und welche gelbes Natriumlicht 

 liefert. Um nach allen ül)rigen Seiten als der dem Circumpolarisations- 

 apparate zugekehrten das Licht abzuhalten, umgiebt man Flamme und 

 Glascylinder noch mit einem aussen geschwärzten Thoncylinder oder 

 Schornstein von Eisenlilech, welcher nur durch einen runden seitlichen 

 Ausschnitt Licht in den Polarisationsapparat sendet. *) 



Polaristi'obometer. 



Von den verschiedenen Instrumenten, die zur Messung der Circum- 

 polarisation des Lichtes angewendet sind, verdienen vor allen übri- 

 gen den Vorzug für physiologische und pathologische Zwecke 1) das 

 Soleil'sche Saecharimeter, 2) das Polaristrobometer von Wild, 3) die 

 Halbschattenapparate. Viel einfacher, billiger, aber nur für gröbere 

 Bestimmungen ausreichend ist das kleinere Instrument von Mitscher- 

 lich. Dies letztere besteht aus einem feststehenden Nicol'schen Prisma, 

 einer planconvexen Glaslinse und einem drehbaren Nicol'schen Prisma. 

 Das erste Prisma polarisirt das Licht, mit dem zweiten untersucht man 



*) Die Apparate uud Untersuchungsmethoden der Circularpolarisation sind ein- 

 gehend geschildert und die Apparate durch Abbildungen erläutert in H. Landolt, 

 Das optische Drehungsvermügen organischer Substanzen etc. Braunschweig 1879. 



