516, Polaristrobometer von Mitscherlich. 



Besitzt die untersuchte Flüssigkeit eine gelbe, rothe oder bräun- 

 liche Farbe, so wird der dunkle Streif sehr breit sein, weil das violette' 

 und blaue Licht der beleuchtenden Flamme, welche an sich hinsichtlich 

 der Intensität hinter dem gelben und rothen Lichte derselben weit 

 zurückstehen, dann kräftig- von der Flüssigkeit absorbirt werden, und 

 nun an den Stellen kein Licht erscheinen, wo bei gleich stark circura- 

 polarisirenden aber farblosen Flüssigkeiten violettes und blaues Licht 

 aufgetreten wären. In diesem Falle kann man die Bestimmung noch 

 ziemlich genau machen, wenn man den an das rothe Licht angrenzen- 

 den Theil des dunklen Gebiets in die Mitte des Gesichtsfeldes stellt und 

 nun an der Theilung des Kreises die von der Flüssigkeit bewirkte Drehung 

 abliest. Auch hier gilt die angezeigte Drehung für gelbes Licht. 



Die Benutzung dieser Beobachtimg zur quantitativen Bestimmung^ 

 von Zucker, Albuminstoffen u. s. w. ist oben bei Abhandlung der Be- 

 stimmungsmethode dieser Körper für Harn, Blut u. s. w. auseinander 

 gesetzt worden, hier mögen nur einige allgemeine Bemerkungen Platz 

 finden. Die Circumpolarisation kann bekanntlich eine rechtsseitige 

 oder linksseitige sein, man bezeichnet die erstere durch ein -)-,. 

 die zweite durch ein — vor der beobachteten Zahl der Grade. Eine 

 rechtsdrehende Flüssigkeit bewirkt im obigen Apparate, dass der 

 Beobachter das zweite Nie ol' sehe Prisma nach rechts drehen muss^ 

 um den schwarzen Streif oder den üebergang aus Blau in Koth in 

 die Mitte des Gesichtsfeldes zu bringen, wenn der Zeiger vorher auf 

 0° gestanden hatte; eine Linksdrehung erfordert den Nicol nach links 

 zu drehen, um dasselbe hier zu en-eichen. Eine starke Rechtsdrehung 

 lässt die Farben in der Folge von Blau nach Roth beim Recbtsdrehen 

 des Nicol erscheinen, bei starker Linksdrehung ist auch die Folge der 

 Farben die gleiche beim Drehen des Nicol nach links. 



Um die specifische Drehung eines Körpers zu bestimmen, 

 ist eine Lösung erforderlich, die nur diesen einen circumpolarisirenden- 

 Körper enthält. Von dieser Lösung ist der Gehalt in Grammen aus- 

 gedrückt für 1 CC. Flüssigkeit zu ermitteln, ausserdem ist bei der Be- 

 obachtung die Temperatur und die Länge der Beobachtungsröhre zu 

 bestimmen. Hat man nun von dieser Flüssigkeit nach den obigen Vor- 

 schriften die Drehung bestimmt und sie = ot gefunden, war ferner die 

 Länge des Beobachtungsrohres = / in Decimeter ausgedrückt, der Ge- 

 halt von 1 CC. Flüssigkeit an dem circumpolarisirenden Stoffe = p^ 

 so ist die spec. Drehung, d. h. die Drehung, welche 1 gr circumpolari- 

 sirender Substanz in 1 CC. Flüssigkeit gelöst bei 1 Decimeter Länge 

 der üntersuchungsröhre für gelbes Licht bewirkt: 



