Polaristrobometer von Mitscherlich. 517 



I- (a).=±-^ 



z. B. mit einer Flüssigkeit, welche 14,3 gr Substanz in 100 CC. oder 0,143 gr 

 in 1 CC. Flüssigkeit enthält, sei eine 2 Decimeter lange Röhre gefüllt und man 

 Tiabe nach Einlegen derselben in den Polarisationsapparat den analysirenden Nicol 

 1G° nach rechts drehen müssen, um den Uebergang aus Blau in Roth in die Mittte 



des Gesichtsfeldes zu bringen, so würde = 55,94 die spec. Drehung die- 



ser Substanz für gelbes Licht, welche gewöhnlich durch das allgemeine Zeichen (et)- 

 ausgedrückt wird, sein. Für alle genaueren Untersuchungen ist es zweckmässig, 

 zur Beleuchtung des Apparates die Flamme eines Bunsen'schen Brenners zu 

 wählen, in welche eine Sodaperle am Platindraht eingebracht ist. Die für Natrium- 

 licht ermittelte spec. Drehung wird, da die Linie D des Sonnenspectrum dem 

 Natriumlichte entspricht, mit (a)j-, bezeichnet. Die für weisses Sonnenlicht ge- 

 fundenen AVerthe der Drehung sind stets höher als die für Natriumlioht gefun- 

 denen, wenn die circumpolarisirende Flüssigkeit nicht gelb gefärbt ist und somit 

 die brechbareren Lichtsorten absorbirt. 



Bei derartigen Untersuchungen ist es zweckmässig, von der zu untersuchenden 

 Substanz eine hinreichend concentrirte Lösung anzufertigen, mit derselben ein mög- 

 Jichst langes Beobachtungsrohr zu füllen, die Circumpolarisation zu bestimmen und 

 dann das Rohr in eine Schale oder ein Becherglas zu entleeren, mit dem Lösungs- 

 mittel einige Male nachzuspülen, die Flüssigkeit zur Trockne zu verdunsten und den 

 festen Rückstand zu wägen. Hat man vorher durch Wägen 1, des trocknen leeren 2, 

 des mit destillirtem Wasser gefüllten Rohrs das Volumen des Röhreninhaltes be- 

 stimmt, so giebt ein solches Rohr ein sehr genaues IVIaass für Flüssigkeiten zu 

 derartigen Untersuchungen, und wenn v den Inhalt des Rohrs in Cubikcentimetern 

 .ausdrückt, p' das Gewicht der darin enthaltenen circumpolarisirenden Substanz 

 bezeichnet, so würde unter Benutzung von Natriumlicht und Anwendung der obigea 

 Formel L die spec. Drehung 



sein. 



Die in den Lehrbüchern angegebenen Formeln beziehen Jsich meist auf die 

 Biot'sche Formel, welche unbequemer ist, da sie Bestimmung des spec. Gewichts 

 der Flüssigkeit fordert, im Uebrigen jedoch mit obiger identisch ist. 



Es ergiebt sich nun aus dieser Formel, dass, wenn man von einer circum- 

 polarisirenden Substanz, die für verschiedene Lösungsconcentrationen gleiche oder 

 wenig veränderliche spec. Drehung besitzt, bereits die spec. Drehung kenut, der 

 Gehalt einer Flüssigkeit an dieser Substanz ohne Weiteres ermittelt wird durch 

 die Beobachtung der Circumpolarisation, wenn man die Länge des Beobachtungs- 

 rohrs kennt und ausserdem sich überzeugt hat, dass nicht mehrere circum- 

 polarisirende Körper in der Lösung sich beünden. Ist a die beobachtete Drehung 



und (ot) die spec. Drehung, so ist p = j—— das Gewicht des die Drehung bewir- 

 kenden Stoffes in Grammen für 1 CC. Lösung. Am Einfachsten geschieht diese 



10' 

 Berechnung mittelst der Drehungsconstante A =} da diese mit dem beobach- 

 teten Drehungswinkel multiplicirt ohne Weiteres den Gehalt an dem activen Kör- 

 per in 1 Liter Flüssigkeit angiebt, wenn die Länge der Flüjsigkeitsschicht 100 Mm. 

 beträgt. 



