518 Das Soleil'sche Sacchaiimeter. 



Das Soleil'sche Saecharinieter. 



Das SoleiTsche Saccharimeter ist weit complicirter als der 

 oben beschriebene Apparat von Mitscherlich, gestattet aber auch bei 

 Weitem genauere Bestimmung des Gehaltes einer Flüssigkeit an einem 

 cii'cumpolarisirenden Körper, besonders wenn dasselbe nach der neueren- 

 verbesserten Consti-uction angefertigt ist. Es lässt sich dieses Instru- 

 ment auch zur Bestimmung der spec. Drehung sehr wohl benutzen, 

 aber nur für schwache Drehungen, — niclitüber ±5". Figur 13 er- 

 läutert dieses Instrument. Es besteht im Wesentlichen aus einem Kalk- 

 spathkrystall und Glaslinse, eigenthümlich geschnitten, unter i, 2 Nicol'- 

 schen Prismen a und cl, das Prima a ist um die Sehaxe des Apparates 

 drehbar, das andere d ist als feststehend anzusehen. Ausserdem befinden 

 sich im Instrumente Quarzplatten, alle senkrecht zur optischen Axe des 

 Quarzkrystalls geschnitten, und zwar der Soleil'sche Biquarz bei /(, 

 dessen eine Hälfte die Polarisationsebene eben so weit nach rechts als 

 die andere nach links dreht. Bei o befindet sich eine das ganze Ge- 

 sichtsfeld deckende Platte aus linksdrehendem Quarze, bei e und /, 

 zwischen o und d, liegen seitlich horizontal verschiebbare aber vertical 

 stehende Compensationsprismen aus rechtsdrehendem Quarze, welche 

 durch Zahnstangen und ein Zahnrad mit Griff k so verschoben werden 

 können, dass das den Apparat durchwandernde polarisirte Licht eine 

 dickere oder dünnere Schicht von rechtsdrehendem Quarze passirt. 



Bei einer bestimmten Stellung der Compensatoren wird die Links- 

 drehung der Platte bei o gerade compensirt und der scheinbare Effect 

 auf das Licht ist = 0. Die Compensationsprismen tragen oben eine 

 Scala und Nonius. Der 0-Strich des Nonius fällt mit dem der Scala 

 zusammen, wenn gerade jene Compensation stattfindet, ohne dass eine 

 andere die Polarisationsebene drehende Sulistaiiz in den Apparat ein- 

 geschaltet ist. Im Kopfe des Apparates befindet sich noch ein kleines 

 Fernrohr bc, welches je nach der grösseren oder kleineren Entfernung 

 zwischen b und c für jedes Auge das deutliche Sehen der Doppel- 

 platte h vermittelt, wenn das Licht den Apparat von m nach a durch- 

 wandert und das Auge des Beobachters sich bei a befindet. Durch 

 Drehung des Nicol 'sehen Prisma a lyn seine Axe erhält man ver- 

 schiedene Helligkeit und Färbung des Gesichtsfeldes. Die Farben beider 

 Hälften sind dagegen ungleich, wenn eine dieser Bedingungen nicht 

 erfüllt ist. 



Zur Ausführung von Bestimmungen der Circumpolarisation 

 mit dem Saccharimeter stellt man letzteres, wie es Fig. 13 dar- 

 stellt, so auf, dass der hellste Theil der Beleuchtungsflamme durch 

 den Ausschnitt des Thoncylinders sein Lieht in die Axe des Saccha- 



