Das Soleil'sche Saccharimeter. 



519 



riineter zum Auge des Beobachters sendet, indem man das Ende w 

 des Apparates nahe vor das km-ze Ansatzrolir des Thoncylinders bringt. 

 Man dreht dann, während man durch den Apparat sieht, das Nicol'sche 

 Prisma a (nach richtiger Einstellung des Fernrohrs bis zum deutlichen 

 Erscheinen der verticalen Linie der Doppelplatte) und sucht eine helle 

 Eai-be aus, welche die grösste Empfindlichkeit zeigt, d. h. deren ge- 



Fig. lo. 



ringste Aenderung durch das Auge wahrgenommen wird; ein helles 

 Eosenroth wird diesem Zwecke meist am Besten entsprechen. Ist diese 

 Farbe eingestellt, so dreht man durch Bewegung des Griffes k den 

 Compensator hin und her, bis die Färbung beider Hälften des Gesichts- 

 feldes vollkommen gleich zu sein scheint. Dann beobachtet man, ob 

 der 0-Strich der Scala mit dem 0-Strich des Nonius genau zusammen- 

 fällt, wiederholt diese Prüfung einige Male und überzeugt sich auf 

 diese Weise, ob der 0-Punkt der Scala richtig ist. Ist man auf Grund 



