Das Polaristrobometer von Wild. 521 



Beobachters überhaupt hinlängliche Empfindlichkeit für 

 Farbenunterschiede besitzt. Man wiederholt die Bestimmung 

 der Drehung einer Flüssigkeit mehrmals, indem man den Compensator 

 wieder auf stellt und während des Hindurchsehens unter Balancii-eu 

 der Farben beider Gesichtshälften dmch Hin- und Herschieben des 

 Compensator genaue Gleichheit der Farbe wiederherstellt und auf der 

 Scala abliest*). 



Die spec. Drehung anderer Substanzen, als Traubenzucker, mittelst des be- 

 schriebenen Saccharimeters tiudet man bei Benutzung von Natriumlicht ungefähr 

 durch die Formel 



"worin a die an der Scala abgelesene Drehung, p das Gewicht der circumpolari- 

 sirenden Substanz in Grammen in 100 CC. Flüssigkeit und l die Länge der unter- 

 suchten circumpolarisirenden Flüssigkeitsschicht darstellt (-|-52,6'' ist die mittlere 

 spec. Drehung der Glucose). 



Aus dieser Formel ergiebt sich dann weiter die Bestimmung des Gehaltes 

 «iner Flüssigkeit an anderen circumpolarisirenden Stoffen als Zucker, wenn von 

 •diesen Stoffen nur einer in der Lösung sich befindet und seine spec. Drehung 



für gelbes Licht bekannt ist. p =: 52,6 ° . -j-^ — j giebt den Gehalt für 100 CC. 



Flüssigkeit an. 



Es ist endlich einleuchtend, dass man auch bei Gegenwart von bekannten 

 Gewichten circumpolarisender Stoffe von bekannter spec. Drehung die spec. Drehung 

 eines anderen gleichzeitig darin vorhandenen Stoffes ermitteln kann, wenn sein 

 Gewicht in einem bestimmten Volumen Flüssigkeit bekannt ist. 



Das Polaristrobometer von Wild. 



Wild 's grosses Polaristrobometer zeichnet sich durch seine sehr 

 allgemeine Anwendbarkeit aus. Das kleine Instrument, welches Wild 

 angegeben hat, bietet schon erhebliche Vortheile gegen den einfachen 

 Mitscherlich'schen Apparat; seine Schilderung kann hier über- 

 gangen werden, da es in allen wesentlichen Einrichtungen mit dem 

 grossen Instrumente von Wild übereinstimmt und hauptsächlich nur 

 darin abweicht, dass höchstens 50 Mm. lange Beobachtungsröhren in 

 das kleinere Instrument eingelegt werden können. Fig. 14 (siehe fol- 

 gende Seite) stellt die Ansicht des grossen Wild 'sehen Instruments 

 dar, vor demselben der Gasbrenner mit Schornstein von Eisenblech, 

 auf einem seitlichen Träger Sodaperlen an Platindrähten zum Ein- 

 bringen in die Brennerflamme. Durch einen seitlichen circulären Aus- 



•) Der mittlere Beobachtungsfehler bei guten Instrumenten beträgt ±0,1 

 Scalentheile. Bei geringer Empfindlichkeit des Auges für Farbenunterschiede be- 

 nutzt man am Besten Natriumlicht zur Beleuchtung. 



