Das Polaristrobometer von Wild. 523 



schnitt des Schornsteins sendet die Flamme des Brenners das Licht 

 zum Instrumente, in dessen Axe es von d nach a hindurchgeht und 

 hei a das Auge des Beobachters erreicht. Durch ein Diaphragma 

 bei d gelangt das Licht zunächst zu einem Nicol, welcher im Centrum 

 der Scheibe k mit dieser zusammen um ihre Axe durch ein Zahn- 

 getriebe mittelst des Knopfes c drehbar ist. An der Peripherie der 

 Scheibe k befindet sich eine Kreistheilung in Vs Grade getheilt. Das 

 drehbare Nicol 'sehe Prisma wird gehalten durch den Träger A, an 

 welchem andererseits ein kleines Fernrohr, ein Nicol und das Pola- 

 riskop agl^ endlich vor der Kreisscheibe k der Indicator i befestigt 

 sind. Zwischen Polariskop und drehbarem Nicol ist der Kaum für die 

 einzulegenden mit den zu untersuchenden Flüssigkeiten gefüllten Beob- 

 achtungsröhren r. Der dem Auge des Beobachters zugewandte Theil 

 des Instruments besteht bei a aus einem Nicol und Savart'schen Po- 

 lariskop (zusammengesetzt aus zwei Kalkspathplatten, die unter 45" 

 gegen die optische Axe des Krystalls geschnitten und mit ihren Haupt- 

 schnitten unter 90 "^ gekreuzt auf einander gelegt sind). Dies letztere 

 bewirkt, dass bei der Beobachtung in allen Stellungen der Nicol gegen 

 einander das durch das Instrument gehende Licht horizontale Inter- 

 ferenzstreifen zeigt, wenn nicht die Schwingungsebene des zweiten Nicol 

 parallel oder senkrecht zu derjenigen des in ihn eintretenden Lichtes 

 ist. Am Kopf des Apparates befindet sich ferner, wie bereits ange- 

 geben, ein kleines Fenirohr und in dem Bohre an geeigneter Stelle 

 ein Fadenkreuz, dessen Bild bei der Beobachtung genau einzustellen 

 ist. Durch das Fernrohr bp p s ferner beobachtet man die Scala der 

 Scheibe k und den Indicator «, wahrend von dem Schlitzbrenner q die 

 Beleuchtung dieser Scala vermittelst eines schräg gestellten, in der 

 Mitte durchbohrten Metallspiegels, der sich am Ende des Fernrohrs 

 befindet, bewirkt wird. Der Träger h ist auf dem Stativ / horizontal 

 und vertical drehbar, damit man ihn mit d genau auf die Natrium- 

 flamme einstellen kann. 



Um Beobachtungen mit dem Instrumente auszuführen, richtet man 

 dasselbe zimächst mit dem Ende d gegen die Gas- oder Alkohol- 

 flamme, in welche eine Sodaperle eingeführt ist, stellt das Ocular 

 in a so ein, dass man das Fadenkreuz scharf sieht, beleuchtet dm'ch 

 die Flamme q die Scala und dreht mittelst des Knopfes c die Scheibe k 

 mit dem analysirenden Nicol. Es zeigen sich schwarze Interferenz- 

 streifen horizontal das Gesichtsfeld durchsetzend, welche bei der 

 Drehung des einen Nicol bald dunkler, bald wieder heller werden, 

 aber nur dann vollständig verschwinden aus der Mitte des Gesichts- 

 feldes, wenn die beiden Nicol entweder gleiche Stellung haben oder 



