524 ^^^ Polaristrobometer von Wild. 



genau unter 90 ^ gegen einander gekreuzt sind. Fig. 15 erläutert die 

 Erscheinung der Interferenzstreifen und ihr Verschwinden im Gesichts- 

 felde mit dem Fadenkreuz. Dreht man also den Nicol um seine Axe 

 einmal ganz herum, so verschwinden die Interferenzstreifen 4 Mal ent- 

 sprechend den 4 Quadranten des Kreises. Die Stellung der Nicol, bei 

 welcher die Interferenzstreifen verschwinden, lässt sich an der Kreis- 

 theilung genau ablesen. 



Fig. 1.5. 



Legt man nun, nachdem an der Scala die Stellung festgestellt ist, 

 bei welcher die Interferenzstreifen verschwunden sind, eine mit drehender 

 Flüssigkeit gefüllte Köhre zwischen den drehbaren Nicol und das Pola- 

 riskop ein, so wird das Verschwinden der Interferenzstreifen nicht mehr 

 bei der Stellung des Nicol stattfinden, bei welcher dies vor Einlegen 

 der Eöhre der Fall war. Man sucht jetzt dm-ch Drehung des Knopfes c 

 die Stellung des Nicol auf, bei welcher jetzt die Interferenzstreifen ver- 

 schwunden sind, liest durch das Fernrohr an der Scala ab, wie weit man 

 nach der einen oder anderen Seite hat den Nicol drehen müssen, um 

 das Verschwinden der Streifen herbeizuführen, und findet in der Differenz 

 der beiden Ablesungen den Winkel der Rotation, welche die Flüssigkeit 

 ausübt. Zweifelt man, ob die Flüssigkeit rechts oder links drehend sei, 

 so untersucht man die Flüssigkeit sowohl in einem 200 Mm. als in 

 einem 100 Mm. langen Eohre; die bei der letzten Beobachtung erhaltene 

 Drehung muss die Hälfte der ersteren betragen. Bei der Auswahl der 

 Beobachtungsröhre ist darauf zu achten, dass man durch die mit Flüssig- 

 keit gefüllte Eöhre, wenn man sie gegen das Licht hält, gut hindurch 

 sehen kann, dass also nicht zuviel Licht von der Flüssigkeit absorbirt 

 wird. Ist dieselbe vollkommen klar und nur wenig gefärbt, so benutzt 

 man die längste Eöhre; bei stark gefärbten oder etwas opalescirenden 

 Flüssigkeiten ist es wohl stets zweckmässig, sich mit einer kürzeren 

 Eöhre zu begnügen. 



Ist die Drehung nicht sehr bedeutend, so kann man auch mit dem 

 von einer weissen Wand oder den Wolken reflectirten Sonnenlicht oder 

 mit Lampenlicht Bestimmungen ausführen, bei etwas stärkeren Drehungen 

 -wird die Lage der Schwingungsebenen der einzelnen Spectraltheile zu 



