Halbschattenpolarimeter mit Lippich's Polarisator von Landolt. 527 



gebildete Apparat ist ausgeführt von der Werkstätte F. Schmidt und 

 Haensch in Berlin. In dieser Abbildung ist nicht dargestellt eine von 

 Landolt eingeführte Schlittenvorrichtung, durch welche bei horizontaler 

 seitlicher Verschiebung von 2 nebeneinander liegenden Beobacbtungs- 

 röhren (die eine mit der zu prüfenden Flüssigkeit, die andere mit 

 Wasser gefüllt) schnell bald die eine, bald die andere in die Axe des 

 Apparates zwischen Licht und Auge gebracht werden kann, um Null- 

 punktbestimmung und Eotationsbestimmung schnell auf einander folgen 

 zu lassen. 



Der in Fig. 16 dargestellte Apparat besteht aus 2 starken guss- 

 eisernen unten je mit 2 Füssen versehenen Platten A und B, welche 

 auf starkem horizontalen Brett aufgeschraubt und durch 7 stai-ke ver- 

 nickelte Stäbe mit einander verbunden sind. Von diesen Stäben dienen 

 die 3 oberen zur Fixirung der aufgelegten Röhre i, in welcher die zu 

 untersuchende Flüssigkeit sich beündet, während die 4 unteren Stäbe 

 die feste Verbindung von A und B bewii-ken. Bei g folgt auf das 

 Diapahrgma eine Convexlinse von ungefähr 50 Mm. Brennweite, dann 

 zwischen g und f der Lippich' sehe Polarisator bestehend aus einem um 

 die Axe des Apparates drehbaren Glan' sehen Prisma, welches das 

 ganze Gesichtsfeld bedeckt und einem feststehenden Glan 'sehen Prisma, 

 welches nur die eine Hälfte des Gesichtsfeldes bedeckt. Dann folgt 

 bei f ein Diaphragma. Das dm'ch dasselbe hindurchgehende von g her- 

 kommende Licht geht auf der einen Hälfte des Gesichtsfeldes durch 

 beide Glan' sehe Prismen, auf der andern Hälfte nur durch das dreh- 

 bare. Das erstere Prisma kann von 0« bis 5° gegen das feststehende 

 gedreht werden. Die Grösse des Winkels wü-d an dem festschraubbaren 

 Zeiger und Gradbogen bei h abgelesen. 



Im Centrum von A ist das analysirende Nicol'sche Prisma fest 

 in die drehbare Scheibe eingesetzt, der Eand dieser in seiner Umfassung 

 mit der Hand an den Knöpfen e e e e drehbaren Scheibe in Grade, halbe 

 und viertel Grade (bei 30 Cm. Durchmesser) getheilt. Auf der Führung 

 der Scheibe befindet sich am Rande beiderseits ein Nonius, welcher die 

 Viertelgrade in 25 Theile theilt, so dass mit den Loupen m n hundertel 

 Orade abgelesen werden können. 



Mit der Hand wird die Einstellung des Analysators nur so weit 

 ausgeführt, dass bei der Beobachtung durch das Fernrohr a die beiden 

 Gesichtshälften einigermassen gleich beschattet erscheinen. Man schraubt 

 dann die Schraube b fest, dm-ch welche der Zeiger c c, der bis dahin 

 auf dem Rohr des Analysators leicht gleiten konnte, auf demselben fest- 

 gestellt wird, und beobachtet nun dm-ch a das Gesichtsfeld, während 

 man den Excenter d hin und her bewegt, bis beide Hälften des Ge- 



