528 Halbschattenpolarimeter mit Lippich's Polarimeter von Landolt. 



Sichtsfeldes gleiche Beschattung zeigen. Das Stäbchen Ä-, mittelst einer 

 Feder in seiner Führung gegen den Zeiger c c gedrückt, lässt denselben 

 der Bewegung des Excenter d genau folgen. 



Die Genauigkeit der Einstellung ist in hohem Grade abhängig von 

 der Intensität und Gleichmässigkeit der Belichtung. Es hat sich zweck- 

 mässig erwiesen, durch die m C D dargestellte Bunsen'sche Lampe 

 mit weitem, innen und aussen geschwärzten Cj'linder die Belichtung aus- 

 zuführen. In den unteren Theil des seitlichen Ausschnittes dieses Cy- 

 linders wird durch horizontale Drehung ein Platinlöffelchen r mit einem 

 kurzen Büschel von Platindrähten versehen und mit Stücken Steinsalz 

 gefüllt in die Flamme, welche nur schwach bläulich leuchten darf, ein- 

 geführt und durch das geschmolzene, zwischen die Platindrähte aufge- 

 saugte Salz bei seiner Verdunstung eine intensive Natriumflamme er- 

 zeugt. Man stellt diese Beleuchtungsvorrichtung in der Weise vor den 

 Halbschattenapparat, dass nur das Licht aus der oberen Abtheilung des 

 Ausschnittes, nicht von den Platindrähten, zu ihm gelangt. 



Um Eotationsbestimmungen mit dem Instrumente auszuführen, wird 

 nach Richtigstellung der Lampe gegen dasselbe die Eöhre i herausge- 

 nommen, die Schraube h gelöst und nun durch Drehung der Scheibe A 

 an den Knöpfen e e e e dem Analysator eine Stellung gegeben, bei 

 welcher beide Hälften des Gesichtsfeldes, die bei der Beobaclitung dm-ch 

 das Fernrohr a sich dem Auge darbieten, gleiche Beschattung zeigen, 

 dann wird b festgeschraubt und nun bei Beobachtung durcli a möglichst 

 genau gleiche Beschattung des Gesichtsfeldes durcli Bewegung des 

 Zeigers c c mittelst Drehung des Excenter d an seiner Handhabe her- 

 beigeführt, dann am Rande der Scheibe ^4 durch die Loupen m und n 

 an Gradeintheilung und Nonius die Stellung abgelesen. Diese Bestimmung 

 wird oft wiederholt, auch das eine Mal von der einen, das andere Mal 

 von der anderen Seite her die Gleichstellung herbeigeführt, schliesslich 

 aus allen Beobaclitungen das Mittel berechnet. 



Durch Verschiebung des Zeigers h an seiner Scala und liierdurch 

 bewirkter Drehung des das ganze Gesichtsfeld deckenden Glan'schen 

 Prisma kann man dann erkennen, bei welchem Winkel der Polarisations- 

 ebene desselben zu derjenigen des Polarisators für die herrschende Be- 

 lichtung die schärfste Bestimmung erzielt werden kann. 



Nachdem auf dem beschriebenen Wege die Bestimmung des 0-Punktes 

 mit möglichster Schärfe ausgeführt ist, wird die Rölire i mit der zu 

 prüfenden Flüssigkeit eingelegt und nun die Bestimmung in der ange- 

 gebenen Weise wiederholt. Füi- möglichst genaue Bestimmung ist 1) die 

 Länge der Flüssigkeitsröhre möglichst gross zu wählen und die Tem- 

 peratur durch Benutzung einer Röhre entsprechend Fig. 12 mit um- 



