Wellendynamometer. 117 



er Wellendynamometer nannte ; es beruht im wesentlichen auf dem Prinzip 

 der Federwage {s. Fig. 23). 



Eine runde Metallscheibe, welche mit vier Führungsstäben bewegbar in 

 einem hohlen zylindrischen Gefäß gehalten wird, ist dazu bestimmt, den Stoß 

 der Wellen aufzunehmen. Im Innern des Zylinders sind vier sehr kräftige Spiral- 

 federn, für jeden Stab eine, angebracht, welche in der Ruhelage die Metall- 

 scheibe um ein bestimmtes Stück von dem Zyhnder entfernt halteii. Um 

 den Druck zu registrieren, streifte Stevenson im Innern des Behältt-rs runde 

 Lederringe eng über die Führungsstangen und schob sie nach dem hinteren 

 Rande der Kammer. Der Apparat wurde alsdann, in einem geeigneten Ein- 

 schnitt der Felswand oder sonst, bei Nied- ^ 

 rigwasser mittels metallener Halter festge- ^S" *"^* 

 schraubt und die auf der Figur geöffnete 

 Klappe geschlossen. Der nun bei Hochwasser 

 auf die Platte wirkende Stoß der Wellen 

 schob die Lederringe nach vorn an den Füh- 

 rungsstangen hinauf, und durch Belastung 

 des senkrecht aufgerichteten Apparats mit 

 Gewichten heß sich leicht der Druck fest- 

 stellen, welcher auf der Flächeneinheit jeder 

 Ringlage entsprach. Statt der Lederringe 

 wird man , dem Vorschlage von G a i 1- 

 1 a r d ^) folgend, einen Belag von Paraffin- 

 wachs vorziehen. Gaillard selbst hat das- 

 selbe Prinzip in noch zwei anderen Ausfüh- • 

 rungen für seine Federdynamometer ange- Wellendynamometer nach Stevenson. 

 wendet: um dem versanden der Kammer 



vorzubeugen, legte er die Federvorrichtung frei unmittelbar unter die Druck- 

 platte. Als Federn verwendete er eine kräftige Spirale oder zwei in Form 

 einer Ellipse miteinander verbundene Sprungfedern, wie sie unter Kutsch- 

 kästen üblich sind. 



Die mit Stevensons Instrument seit 1843 angestellten Versuche er- 

 gaben zunächst, was beinahe als selbstverständlich anzusehen ist, daß in 

 den stürmischen Wintermonaten durchschnitthch der Wellendruck gut 

 dreimal stärker ist als in den ruhigen Sommermonaten. Als ^laximal- 

 druck der Horizontalkraft der Wellen fand Stevenson bei dem Leuchtturm 

 von Skerryvore (westlich von Schottland) am 29. März 1845 29.7 metr. 

 Tonnen auf 1 qm Fläche; dagegen auf der Bellrockleuchte (östlich von 

 Schottland in der Nordsee) nur 14.7 t. Indes ergab sich bei Hafenbauten 

 auch an der Nordseeküste Schottlands bei Dunbar in East Lothian der 

 hohe Druck von 38.3 t auf 1 qm. Interessant und für die Abrasionskraft 

 der Brandungswelle bedeutsam ist auch eine Reihe von Versuchen, bei 

 denen Stevenson zwei seiner Kraftmesser bei Skerryvore so aufstellte, 

 daß der eine wie gewöhnlich in der Hochwasserbrandung, der zweite da- 

 gegen 12 m mehr seewärts und etwas tiefer (..einige Fuß") als der andere 

 angebracht wurde. Das Resultat war, daß der seewärts und tiefer ex- 

 ponierte Kraftmesser durchschnittlich nur halb so starke Druckwirkungen 



^) Gaillard, Wave action, p. 148 f. Um nicht nur den dynamischen, sondern 

 auch den etatischen Druck zu registrieren, konstruierte Gaillard auch ein Di« 

 phragmenraanometer, dessen mit einer Kautschukplatte überzogene Druck k&psel 

 in beliebiger Tiefe versenkt werden kann. 



