Gezeitenpegel. 



207 



Seibt und Fueß konstruierte PegeP) im folgenden abgebildet und 

 in seinen wesentlichen Teilen beschrieben (Fig. 52). Ein aus Kupferblech 

 hergestellter Schwimmer S hängt an einem dünnen Bronzeseil, das über eine 

 Rolle S r läuft, wobei das Gewicht des Schwimmers durch ein Gegengewicht N 

 aufgehoben wird. Die Bewegungen der Rolle Sr setzen eine Zahnstange T 

 in vertikale Bewegung, und mit dieser bewegt sich der Schreibstift c. Eine 

 Pendeluhr führt den Papierstreifen auf der Trommel W vorwärts, wobei die 

 Schreibstifte b und b' am oberen und unteren Ende des Blattes zwei parallele 

 Horizontallinien aufschreiben; in jeder Stunde fällt der Hammer H auf das 

 obere Ende der die Stifte b und b' tragenden Stange und verzeichnet so die 

 Stunden auf den Horizontallinien. Ein Meßband mit Lotgewicht P ist mit 

 Hilfe der kleinen Winde LB in den Wasserschacht hinablaßbar, um die Tiefe 



MaaJß«taÄ ffir die üöKai. : |- 



3 vn. 



Tidekurven von Cuxhaven (— — ) und von Helgoland ( ). 



des Wasserspiegels unter einer bestimmten Höhenmarke genau zu messen, was 

 täglich einmal zu geschehen pflegt. — Es bestehen auch Abänderungen dieses 

 und anderer Apparate, die gestatten, durch elektrische Übertragung die Wasser- 

 stände in beliebigem Abstände vom Wasserschacht in den Baubureaus auf- 

 zeichnen zu lassen. 



. Ebenso wie für die Aufzeichnung von Seiches hat maii auch eine pneu- 

 matische Übertragung des wechsebiden Wasserdrucks mit Erfolg eingeföhrt; 

 der früher beschriebene Apparat der japanischen Kommission (S. 168) registriert 

 neben den seichesartigen Schwingungen selbstverständlich auch die Tidekurven. 

 — Einen besonders originellen Apparat, um auch fern von Land in mäßigen 

 Meerestiefen die Tidekurve aufzeichnen zu lassen, hat der Kapitän zur See 

 Adolf Mensing erdacht und ausgeführt . Das angewandte Prinzip ist das 

 des Differentialmanoineters. Der Apparat wird mit Luft gefüllt in wasser- 

 dichtem Kessel verschlossen zum Meeresboden versenkt und ist durch eine 



1) Beschreibung des Reitzschen Pegels in Ann. d. Hydr. 1886, S. 465 (mit Abb.); 

 des Seibt-Fueßschen in Zeitschr. f. Instrumentenkunde 1891 , S. 351 und 1895, 

 S. 193. Über Pegel in Gebieten strenger Winter vgl. W. B. D a w s o n in Min. of 

 Proc. of the Instit. of Civil Englneers 1901/02, Bd. 149, Heft 3. 



