252 



Die optischen Eigenschaften des Seewassers. 



Die Verlöschungsgrenze verschiebt sich bei Änderung der Temperatur stark, 

 deshalb empfiehlt es sich, die Ablesungen des destillierten Wassers auf einen 

 bestimmten Stand (z. B. 14.0) zu reduzieren und die Tabellen für Differenzen 

 der Ablesungen zwischen Seewasser und destilliertem Wasser aufzustellen. 

 Die Beobachtung mit dem Instrument ist bequem; um Störungen durch Ver- 

 dunstung des zwischen den Prismen eingeklemmten Seewassertropfens aus- 

 zuschließen, ist rasches Arbeiten, also einige Übung erforderlich; schwieriger 



Fig. 38. 



Eintauchrefraktometer nach Pulfrich. 



Erklärung. Das fernrohrartige Instrument hat bei Oc das Okular, bei das Objektiv 

 und bei P das Refraktometerprisraa. Über dieses ist der mit einer Glasplatte D versehene 

 Becher M geschoben, in den die zu untersuchende Flüssigkeit eingefüllt ist. Zur Regulierung 

 der Temperatur ist das Instrument in das Bad B eingeführt. Der Lichtstrahl trifft von außen 

 kommend auf den Planspiegel S, geht durch die Glaswand G, das Bad und die zu untersuchende 

 Flüssigkeit, wird vom Prisma F gebrochen, passiert das Amicische Prisma A und durch das 

 Objektiv die Skala Sc, wo die Verlöschungsgrenze als farbiger Saum erscheint. Diesen macht 

 man durch Drehung des Amicischen Prismas mit Hilfe des geriefelten Ringes R farblos. Mit 

 der Mikrometerschraube Z wird die Feinstellung auf o.i Skalenteil ausgeführt. Mit dem 

 Haken H kann man das Instrument auf den Träger T hängen. (Abbildung nach einem freund- 

 lichst zur Verfügung gestellten Originalholzschnit't der Firma Karl Zeiß in Jena.) 



ist die Säuberung der Prismenfiächen. Die Genauigkeit der Ablesung hängt 

 von der Schärfe der Verlöschungsgrenze ab, die sich bei stärkeren Vergröße- 

 rungen des Fernrohrs mit vergrößert, und im ganzen übersteigt sie 0.1 Pro- 

 mille nicht, wird also von guten Aräometern etwas und vom titrimetrischeii 



