37G 



Die räumliche Verteilung der Temperaturen. 



Moderne Umkippthermometer. 



Seils oder Drahts beim Einholen oder im See- 

 gange verschieben. Größere Fehler in dieser 

 Einstellung sind sofort erkennbar, kleinere 

 aber nicht. Die Genauigkeit der Ablesung 

 selbst kann durch eine Vergrößerung des 

 ganzen Instruments und durch Aufätzen 

 einer Skala auf der Kapillare erheblich ver- 

 bessert werden, wie. das J. Y. Buchanan gleich 

 nach seiner Rückkehr von der Challenger- 

 expedition ausgeführt hat. Seinem ganzen 

 Ball nach ist das seit 1868 von Casella nach 

 Dr. Millers besonderen Angaben hergestellte 

 Thermometer keiner starken Druckstörung 

 ausgesetzt, und Tait vermochte zu zeigen, daß 

 die ursprünglich angenommene Druckkorrek- 

 tion zu groß bemessen war. Es ist dies zu 

 beachten, da die von Sir Wyville Thomson 

 zuerst veröffentlichten Tiefentemperaturen, 

 namentlich die am Meeresboden, dadurch 

 nicht unerhe'blicli zu klein (0.5° bis 0.8°) aus- 

 gefallen sind. 



Das Indexthermometer mußte überall da 

 versagen, wo sich eine wärmere Schicht unter 

 eine kältere lagert, wie in den hohen Breiten 

 der Ozeane und der Nebenmeere nicht selten 

 der Fall ist, oder wenn dicht am Meeresboden 

 etwa die Temperatur wieder zunehmen sollte, 

 wie das Aime als Wirkung zugeleiteter innerer 

 Erd wärme erwartete. Dieser ausgezeichnete 

 Physiker ersetzte deshalb die Sixschen Ther- 

 mometer durch Abänderungen der von Wal- 

 ferdin (1836) erdachten Instrumente, die er 

 in der gewünschten Tiefe durch ein an der 

 Lotleine hinabgesandtes Gewicht zum Um- 

 kippen brachte. Die Druckstörung beseitigte 

 er bei seinen kleineren Thermometern, indem 

 er sie in eine weitere Glasröhre einschmolz. 

 Aime hat damit in den Jahren 1841 bis 1843 

 eine Reihe sehr wichtiger Untersuchungen in 

 den algerischen Gewässern ausgeführt, wor- 

 auf später zurückzukommen ist. Seine In- 

 strumente aber waren sehr umständlich zu 

 bedienen, so daß sie mit Recht keinen An- 

 klang fanden. Die in der modernen Tiefsee- 

 forschung so vielfach verwendeten Kipp- 

 thermometer sind seit 1878 von Negretti und 



Erklärung, i altes Modell von Negretti-Zambra, 2 nach M. Knudsen, 3 nach Chabaud 

 in Paris, 4 nach C. Richter in Berlin, alle Instrumente in der Stellung beim Versenken ge- 

 zeichnet, rt bedeutet die Abreißstelle, r den Fangraum für das nach dem Umkippen etwa nach- 

 fließende Quecksilber; das Richtersche Instrument (4) zeigt ein Fadenthermometer. Die mit 

 Quecksilber gefüllten Räume sind schwarz. Die Kompensation gegen den Wasserdruck ist 

 durch Quecksilberhüllen um das untere Thermometergefäß bei allen vier Instrumenten in 

 gleicher Weise ausgeführt — Die Abbildungen sind in 2(. der natürl. Längs von Dr. F. Grütz- 

 macher, Zeitschr. f. Instrumentenkunde, Bd. 24, 1904, S. 265, entworfen und mit freundlicher 

 Erlaubnis der Verlagsbuchhandlung, Julius Springer in Berlin, hier wiedergegeben. 



