Die Wärmequellen. 377 



Zambra ^) in den Handel gebracht worden und beruhen auf dem Kunstgriff, 

 an dem Übergang der Quecksilberkugel zur Kapillare eine starke Verenge- 

 rung anzubringen, so daß hier der Quecksilberfaden abreißt , wenn das 

 Thermometer um 180° gedreht wird. Um das Nachfließen von Queck- 

 silber bei nachträglicher Erwärmung in höher temperierten Wasserschich- 

 ten unschädlich zu machen, war unweit der Abreißstelle eine Erweiterung 

 angebracht. Da diese Vorrichtung öfter versagte, haben neuere Fabrikanten 

 teils durch Umbiegen des Gefäßes, teils durch andere Grestaltung des Säckchens 

 Abhilfe versucht, aber bei sehr großen Temperaturunterschieden (von über 

 15°) auch nicht mehr mit sicherem Erfolge (Fig. 51). Gegen Druckstörungen 

 hat man das Thermometer nach Aimes Vorgang in eine starke Glasröhre ein- 

 geschmolzen, diese aber fast luftleer gemacht und das Gefäß mit einem Queck- 

 silbermantel umgeben, um die Anpassung an die äußere Temperatur zu er- 

 leichtern. Eine allgemeinere Verbreitung gewann das Kippthermometer erst, 

 seit Kapitän Magnaghi auf der Weltumseglung des italienischen Kreuzers 

 Vettor Pisani eine bequeme Auslösevorrichtung an Stelle des für große ozeanische 

 Tiefen sehr zeitraubenden Abfallgewichts einführte, indem ein kleiner zweiflüg- 

 liger Propeller das Thermometer beim Hinablassen in der richtigen Stellung 

 festhielt, beim Aufholen aber es zum Umkippen brachte. Die Lauflänge bis 

 zum Augenblicke des Auslösens darf nicht unter 10 m betragen, da starke 

 Schlingerbewegungen des Schiffs im ozeanischen Seegang den Propeller sonst 

 vorzeitig in Drehung versetzen. Die anfänglich gerügte^) Ungleichmäßigkeit 

 im Abreißen des Fadens, was zu unkontrollierbaren Fehlern führte, ist durch 

 fortgesetztes Bemühen der Fabrikanten, namentlich durch C. Richter in 

 Berün, im wesentlichen beseitigt. Immerhin haftet den Umldppthermometem, 

 namentlich bei starker Abtrift in der Tiefe, noch eine gewisse Unsicherheit 

 an, und man ist deshalb zu dem Entschluß gekommen, immer zwei Instrumente 

 nebeneinander zu verwenden (s. Fig. 43, S. 328). 



Alle Temperaturmessungen leiden natürlich noch unter den allgemeinen 

 Schwierigkeiten, die der richtigen Bestimmung der Tiefe, in der wirklich die 

 Einstellung des Thermometers erfolgt ist, entgegenstehen, wobei namentlich 

 die mehr oder weniger starke Abtrift der Instrumente unter Wasser in Betracht 

 kommt. Um die tatsächlich erreichte Tiefe zu messen, kann nun ein gegen 

 Druck nicht geschütztes Thermometer für mäßige Tiefen gut« Dienste leisten, 

 denn der Betrag, um den es die Temperatur zu hoch angibt, ist dem erfahrenen 

 Druck proportional und dieser steigt mit der Höhe der Wassersäule. Ein Um- 

 kippthermometer, dessen Schutzmantel an einer Stelle geöffnet ist, und das mit 

 einem geschützten zugleich in die Tiefe versenkt wird, hat in Tiefen bis zu 500 m 

 bereits ganz annehmbare Resultate geliefert'). 



2. Die Wärmequellen. 



Die Wärmequellen, die die Erwärmung des Ozeans regeln, sind die- 

 selben, die für die Atmosphäre in Betracht kotnmen, wenn sie hier auch 

 anders wirken. Die zunächst zu nennenden sind kosmischen Ursprungs, 

 wie die Sonnen-, Planeten- und Stemenwärme ; sie treffen den Ozean 

 von der Oberfläche her. Von unten her aber wirkt die innere Erdwärme, 

 die jedoch von untergeordneter Bedeutung ist. Untersuchen wir die letzt- 

 genannte Wärmequelle zuerst. 



') Natura Bd. 18, London 1878, p. 348. 

 2) Wild in Z. f. Instrum. 1888, S. 145. 



^) E. Ruppin in Wissensoh. Meeresunters, der Kieler Kommission Bd. 9, 

 Kiel 1906, S. 182. 



