MICROSCOPE. 



181 



plane, l'autre concave. On a avantage, le plus souvent, à se servir de 

 la première ; avec les objectifs très faibles, cependant, il serait difficile 

 d'éclairer régulièrement tout le champ avec le miroir plan : il faut 

 employer le concave. 



Les constructeurs remplacent très avantageusement, dans les modèles 

 nouveaux, tous ces discpues diaphragmes mobiles par un diaphragme 

 iris (fîg. 45) formé de lames mobiles les unes sur les autres, fixé dans 



le tambour du condenseur, qui permet de réduire ou d'agrandir l'ouver- 

 ture centrale à volonté, d'une façon lente et graduelle, sans rien chan- 

 ger dans l'appareil, en faisant simplement mouvoir un bouton molette. 

 Pour obtenir le fond noir, il faut se servir d'un disque à centre plein 

 que l'on met en place après avoir ouvert complètement l'iris. 



Tout l'appareil peut s'élever ou s'abaisser à volonté à l'aide d'une 

 crémaillère que l'on met en mouvement en tournant le bouton A ; on 

 peut ainsi facilement diminuer l'intensité de l'éclairage en abaissant le 

 condenseur, ce qui est surtout nécessaire lorsqu'on use d'objectifs fai- 

 bles. Souvent même on doit enlever le système optique pour examiner 

 à de faibles grossissements ; si l'on veut diaphragmer, on se sert alors 



