182 



TECHNIQUE BACTERIOLOGIQUE. 



des diaphragmes ordinaires, portés par le cône mis à la place du con- 

 denseur. 



L'emploi des diaphragmes s'apprend surtout par l'expérience. Le 



Fig. 44. — Éclairage du microscope Vérick. 



diamètre de l'orifice du diaphragme doit varier suivant le grossissement 

 de l'objectif employé et l'intensité de la lumière ; les objectifs forts 



demandent, en général, de petits dia- 

 phragmes ; les faibles, des moyens ou 

 des gros. Il est du reste facile de 

 choisir en appréciant les différences 

 de neltelé des images. Si l'on enlève 

 tout disque de l'appareil et qu'on 

 laisse libre l'ouverture du tambour L 

 Mu. 44), il arrive dans le cône du 

 système optique un flot de lumière 

 qui noie tous les détails peu marqués 

 de la préparation et ne laisse voir dis- 

 tinctement que les objets colorés. 

 C'est le moyen recommandé par Koch 

 pour rechercher, dans les tissus in- 

 colores ou faiblement colorés, les 

 Bactéries qui s'y trouvent et qui ont 

 été colorées par un des procédés in- 

 diqués ci-après. C'est du reste par un usage quotidien, plus que par 

 de longues explications, que l'on apprendra à se servir commodément 

 et utilement de l'appareil. 



Fig. iô. — Diaphragme iris. 



