MICROSCOPE. 185 



tif? On en construit d'excellents à trois ou quatre branches, qui per- 

 mettent d'avoir de suite à sa disposition les trois systèmes optiques à 

 emploi courant, un objectif faible, un fort à sec et un à immersion dans 

 l'huile. 



Les changeurs d'objectifs à coulisse de Zeiss offrent aussi de très 

 grands avantages. Chaque objectif peut être facilement centré une fois 

 pour toutes par celui qui s'en sert; le foyer ne change guère et, de plus, 

 on peut se servir d'un nombre indéterminé d'objectifs. 



Pour l'examen des grandes surfaces, et tout particulièrement pour 

 l'étude si importante des cultures sur plaques, il est très avantageux de 

 pouvoir se servir de pieds de microscopes spéciaux, tels que les 

 microscopes à grand champ de vision construits par Nachet, et repré- 

 sentés figures 46 et 47. La préparation placée sur le cadre en verre G 

 peut être déplacée d'avant en arrière suivant une marche de 8 centimètres 

 au moyen d une crémaillère; le corps de microscope D peut lui-même 

 pivoter sur son axe. On obtient, ainsi des mouvements longitudinaux et 

 transversaux d'une grande étendue. 



La partie optique du microscope a une tout autre importance que la 

 partie mécanique. Trois objectifs sont à conseiller : un faible, un fort à 

 sec et un à immersion homogène. 



L'objectif faible doit être à petit grossissement et à long foyer. Il sert 

 surtout à l'examen des colonies, à la conslatation de leurs formes et de 

 leur pureté. La longueur de foyer est surtout utile quand on doit puiser 

 dans ces colonies avec un fil de platine ou la pointe d'une aiguille, qui 

 en ramènent une parcelle à examiner ou à ensemencer dans un autre 

 milieu, pour obtenir une culture pure. Les objectifs de Vérick, AA de 

 Zeiss, remplissent très bien ce but. Dans bien des cas, les objectifs à 

 grossissement variable, plus faibles que les premiers, de ces mêmes 

 constructeurs, 0* de Vérick, a* de Zeiss, sont d'une très grande commo- 

 dité. On peut, à l'aide d'un collier mobile, qui se trouve sur la monture 

 de ces objectifs, à l'endroit où se met le collier des objectifs à correc- 

 tion, faire varier le grossissement dans la proportion 1 : 2,5 ou 3, en 

 écartant plus ou moins les lentilles. Ce collier porte un index qui 

 arrive, lorsque l'anneau est monté le plus haut possible, au zéro d'une 

 échelle graduée de zéro à 10; les deux lentilles internes ont alors leur 

 écartement maximum, le grossissement est le plus faible. En tournant 

 graduellement le collier, on rapproche les deux lentilles, le grossissement 

 augmente en proportion. Naturellement, dans ce cas, la longueur focale 

 diminue : elle est en raison inverse du grossissement. 



L'objectif fort à sec doit être choisi parmi les plus forts du constructeur. 



L'usage du 9 de Vérick, du F de Zeiss ou d'un similaire d'autres cons- 

 tructeurs est à recommander. On peut, avec ces objectifs, obtenir, avec 

 la série d'oculaires, des grossissements variant de 600 à 1 200 diamètres, 

 parfaitement suffisants pour observer avec fruit les préparations natu- 

 relles ou colorées des Bactéries et préparer l'emploi des systèmes à 

 immersion. 



Bien des particularités d'êtres si petits échappent à la puissance réso- 

 lutive des objectifs à sec, même des meilleurs; aussi le bactériologiste 

 est-il obligé souvent, sinon toujours, au moins dans les observations 

 approfondies, de recourir aux s;/sli'/)ies à immersion. On emploie depuis 

 longtemps les objectifs à immersion dans l'eau, qu'a fait connaître, 



