18G TECHNIQUE BACTERIOLOGIQUE. 



dès 1S44, le physicien italien Amici ; on préfère aujourd'hui ceux à 

 immersion dite homogène. 



Pour supprimer les inconvénients qui résultent de la réfraction violente 

 des rayons qui, sortant du couvre-objet, entrent dans l'air, et de la 

 nouvelle réfraction qu'ils subissent en entrant dans la lentille frontale de 

 l'objectif, on avait d'abord interposé, entre l'objectif et la lamelle, une 

 gouttelette d'eau qui supprimait en grande partie ces différences de 

 réfraction et augmentait en outre le nombre des rayons arrivant à 

 l'objet en diminuant la déviation de ceux qui sortent du couvre-objet. 

 L'eau ne remplit qu'en partie le but proposé: son indice de réfraction 

 est en effet plus faible que celui du verre des lentilles (eau : 1,336 ; — 

 crown : 1,500). On s'est donc appliqué à trouver des liquides possédant 

 un indice de réfraction très voisin de celui du verre. Certaines huiles, 

 pures ou mélangées, ont un indice de réfraction et un pouvoir dispersif 

 sensiblement égaux à ceux du crown-glass; en interposant de ce liquide 

 entre la lentille frontale de l'objectif et la lamelle couvre-objet, on 

 forme un milieu homogène pour les rayons lumineux. Si la préparation 

 est montée dans le baume de Canada ou le dammar et qu'on dépose une 

 goutte du liquide d'immersion entre la lame porte-objet et le condenseur, 

 le résultat est meilleur encore, les rayons ne subissant que peu de 

 changement depuis leur sortie de la lentille supérieure du condenseur 

 jusqu'à leur arrivée dans l'objectif. On obtient ainsi des images bien 

 supérieures comme clarté et netteté à celles fournies par les anciens 

 objectifs à immersion dans l'eau. C'est cette tendance à uniformiser la 

 réfraction dans les différents milieux que doivent traverser les rayons 

 qui a fait donner à ce procédé le nom d'immersion homogène. Les 

 liquides employés varient suivant les constructeurs, et il est bon jus- 

 qu'alors de n'employer pour un objectif donné que le liquide indiqué 

 par son fabricant. Zeiss emploie l'essence de cèdre épaissie par 

 une longue exposition à l'air, en couches minces (indice de réfrac- 

 tion = 1,515; ; d'autres recommandent l'huile de ricin additionnée 

 d'huiles essentielles, ou des huiles essentielles pures. Tout liquide à 

 indice de réfraction égal doit a priori être bon, si cependant il ne risque 

 pas d'endommager l'objectif. 



Après usage, on enlève facilement l'huile sur la préparation ou sur 

 l'objectif avec un tampon d'ouate ou un linge fin, imbibés d'alcool, de 

 xylol ou de benzine pure, ou même à sec. 



Ces objectifs sont d'habitude construits sans correction, parce qu'un 

 écartement un peu fort des lentilles nuirait beaucoup à la perfection de 

 l'image ; ils sont corrigés pour une épaisseur moyenne de couvre-objets. 

 Du reste, l'épaisseur des couvre-objets n'influe sur eux que dans de très 

 larges limites. 



Les objectifs homogènes apochromatiques de Zeiss, et ceux que pos- 

 sèdent aujourd'hui tous les bons constructeurs, sont certainement à 

 recommander. Ils se distinguent par une correction parfaite de l'aber- 

 ration chromatique et l'aberration de sphéricité. 



Les objectifs à immersion à eau, ordinaires ou apochromatiques, sont 

 souvent dune grande commodité, en permettant d'observer les prépara- 

 tions faites sur lame porte-objet, sans interposition de lamelle et sans 

 être obligé d'immerger la préparation dans l'essence. 



Les systèmes oculaires sont moins importants que les objectifs; leur 



