ULTRAMICROSCOPIE. 187 



construction, bien inoins délicate, ne demande pas des soins si minu- 

 tieux et des calculs aussi compliqués. Zeiss construit, spécialement 

 pour ses objectifs apochromatiques, des oculaires dits compensateurs , 

 destinés à corriger, pour l'observateur, certains défauts de l'image de 

 l'objectif. Ces oculaires s'emploient aussi avec les objectifs à grand 

 angle d'ouverture, de l'ancienne série de ce constructeur. Il les numé- 

 rote 1, 2, 4, 8, 12, 18, le numéro désignant le grossissement oculaire 

 de chacun d'eux. Dans ces conditions, si l'on a déterminé une fois pour 

 toutes le pouvoir grossissant de chacun des objectifs que l'on possède, 

 on arrivera bien vite à la mesure du grossissement total du microscope 

 avec un assemblage optique donné. Il suffira de multiplier ce dernier 

 chiffre par le numéro de l'oculaire ; on sait, en effet, que le grossisse- 

 ment, d'un microscope est égal au produit du grossissement de l'objectif 

 par celui de l'oculaire. Il faut, en tout cas, n'opérer qu'avec une lon- 

 gueur de tube toujours identique. L'emploi des oculaires chercheurs, 

 à grossissement très faible, et surtout d'un oculaire à grand champ, 

 comme celui que construit la maison Nachel, peut donner d'excellents 

 résultats, particulièrement pour l'examen des cultures microbiennes. 



Une loupe montée sera dans bien des cas d'une grande utilité. Elle 

 servira à étudier la forme et l'aspect des colonies que donnent les 

 Bactéries sur les milieux où on les cultive. Elle est indispensable pour 

 une numération exacte dans les cultures sur plaques. Les constructeurs 

 cités en possèdent de très beaux modèles. 



La recherche des Bactéries dans l'intérieur des tissus nécessite 

 l'emploi de microtomes, permettant d'obtenir des coupes suffisamment 

 minces. On connaît ces instruments, qui sont d'un usage courant dans 

 les laboratoires. On peut user de petits microtomes à main ou, mieux, 

 des grands modèles à glissière en métal, construits, sur le principe de 

 l'ancien microtome en bois de Bivet, par la plupart des constructeurs. 

 Yung (de Heidelberg) et Vérick (de Paris) en fabriquent de différentes 

 tailles avec tous les perfectionnements que l'on sait. 



Ultramicroscopie. 



La puissance du microscope a des limites. Il y a des objets trop petits 

 pour être vus aux plus forts grossissements, avec les meilleures combi- 

 naisons optiques, et parmi eux beaucoup d'êtres vivants, de microbes, 

 ces microbes invisibles, déjà nombreux, dont il a été parlé précédemment 

 (p. 16). On a appelé ces objets ultramicroscopiques; on les met en 

 évidence à l'aide des appareils ultramicroscopiques. 



Les termes ultramicroscopie, ultramicroscope et ultramicroscopique 

 peuvent faire penser qu'il s'agit d'emploi de grossissements plus forts 

 que ceux dont on dispose d'habitude. Il n'en est rien. On se sert unique- 

 ment des objectifs et oculaires en usage pour les examens microsco- 

 piques ordinaires. Le mode d'emploi seul diffère. 



L'expérience démontre qu'on ne peut reconnaître ni forme ni grandeur 

 à un objet dont les dimensions sont un peu au-dessous d'une longueur 

 d'onde, vers 0,4 jx par exemple. Si les dimensions diminuent encore un 

 peu. 0,3 a, (1,2 a, il devient impossible de le distinguer, même avec les 

 meilleures combinaisons optiques, avec l'éclairage habituel, en trans- 

 parence. 



