190 TECHNIQUE BACTERIOLOGIQUE. 



mouvements artificiels, de simple entraînement. On ne doit pas faire de 

 mélanges de liquides de densité différente, empêcher l'évaporation trop 

 forte en lutant en partie à la paraffine et surtout, comme l'indique avec 

 raison L. Spillmann, obtenir une horizontalité parfaite de la platine du 

 microscope avec un niveau à bulle d'air et au besoin l'usage d'une 

 planchette à vis coulantes. 



Des détails plus spéciaux seront encore donnés à propos du Spiro- 

 chète de la syphilis dont la recherche et la constatation sont particulière- 

 ment facilitées par l'emploi de l'ultrarnicroscope. Des indications très 

 complètes sur l'ultra microscopie et ses applications cliniques se trouvent 

 exposées dans les ouvrages de Cotton et Mouton ; 1) et de Gastou (2). 



Mensuration des objets. 



En bactériologie, comme dans toute étude de cytologie, une chose 

 importante et délicate est la détermination du diamètre réel des objets 

 que l'on observe. La difficulté tient surtout ici aux dimensions très 

 faibles des Bactéries, qui ne mesurent d'ordinaire que quelques millièmes 

 de millimètre et parfois même de simples fractions de cette quantité. 

 On sait qu'on prend habituellement le millième de millimètre comme 

 unité de grandeur en microscopie : on le représente par la lettre 

 grecque p et on l'appelle micron ou, plus simplement, mu. 



Pour arriver à cette mensuration, on se sert du micromètre oculaire 

 et du micromètre objectif. Ce dernier instrument est un porte-objet sur 

 lequel a été gravé au vernier 1 millimètre divisé en cent parties égales : 

 chacune des divisions équivaut donc à 1 centième de millimètre. Le 

 micromètre oculaire est un disque de verre, portant 5 millimètres 

 divisés en cinquante parties égales. Ce disque se place sur le diaphragme 

 médian de l'oculaire; il y est à demeure, ou peut s'enlever à volonté. 



La méthode la plus facile et la plus expéditive consiste à déterminer, 

 une fois pour toutes, le pouvoir amplifiant de la série d'objectifs dont 

 on se sert. Pour ce faire, on installe le micromètre objectif sur la 

 platine du microscope et Ton met au point, avec un objectif donné et 

 l'oculaire micrométrique. On voit nettement l'image des deux échelles. 

 En les faisant coïncider, on calcule la valeur d'une division du micro- 

 mètre oculaire exprimée en centièmes de millimètre, pour l'objectif 

 dont on s'est servi. On note cette quantité et l'on fait de même pour les 

 autres objectifs. En dressant un tableau de ces différents résultats, il 

 est facile d'arriver à une mensuration quelconque. On notera la valeur 

 en divisions du micromètre oculaire et il suffira de multiplier ce chiffre 

 par le pouvoir amplifiant de l'objectif porté sur le tableau. Le tube du 

 microscope doit avoir naturellement une longueur identique dans les 

 deux cas. 



Voici un exemple, pour mieux indiquer la marche à suivre. Nous 

 voulons déterminer les dimensions d'un objet vu ;'i l'aide d'un objectif 

 avec lequel il faut cinq divisions du micromètre oculaire pour recouvrir 

 une division du micromètre objectif : chacune des cinq divisions vaut 



(1) Cottmn et Mouton, Les ultramicroscopes. Les objets ultramicroscopiques. Paris, 

 Masson, 1906. 



i2i Gastou, L'ultrarnicroscope dans le diagnostic clinique et les recherches de Iabo 

 ratoirc. Paris, J.-B. liaillière et fils, 1910. 



