APPAREILS A STERILISATION. 



201 



cylindre. Celte quantité est suffisante pour fournir de la vapeurpendant 

 le temps que doit marcher l'appareil, une heure et demie à deux heures 

 en moyenne. On suit du reste l'abaissement du niveau du liquide à 

 l'aide du tube latéral. Il ne faut jamais, naturellement, laisser la chau- 

 dière chauffer à sec. 



La figure 56 représente un autre type de stérilisateur à vapeur à 100°, 

 avec niveau constant. La quantité d'eau à chauffer, bien moindre que 



K£S K 



Fit;-. 60. — Autoclave de Chamberland. Fia'. 61. — Autoclave de Chamberlain!. 



dans le modèle précédent, permet d'opérer plus rapidement et avec 

 moins de dépense, au moyen d'un seul bec. 



Le plus usité des appareils à stérilisation à l'aide de la vapeur d'eau 

 sous pression est Y autoclave de Chamberland (fig. 1)0 à 63). C'est une 

 marmite de Papin perfectionnée. II se compose d'une chaudière en 

 cuivre rouge brasé, sur laquelle se fixe, à l'aide de fortes vis de pres- 

 sion, un couvercle eu cuivre massif muni de trois orifices. L'un des 

 orifices donne issue au tube d'un manomètre ; un second est muni d'un 

 robinet ; le troisième porte une soupape de sûreté. La chaudière est sup- 

 porter par un fourneau à enveloppe de tôle, muni de deux couronnes 



