202 



TECHNIQUE BACTERIOLOGIQUE. 



de forts brûleurs. Le manomètre est gradué de à :2 atmosphères et 

 porte en regard des indications de pression les indications thermomé- 

 triques correspondantes. L'appareil est des plus facile à mettre en 

 marche. On dispose les objets à soumettre à la température voulue, 

 1 15° par exemple, dans un panier en toile métallique, qui se place dans 

 la chaudière en laissant à la partie inférieure un espace vide. On verse 



Vie. 62. 



<* .*»*:.- 



MODELE DEPOSE 



Autoclave de Chamberland, couvercle à charnière et soupape à poids. 



de l'eau dans la chaudière presque jusqu'au niveau du fond du panier, 

 (tu place celui-ci garni et Ton couvre. Pour obturer complètement 

 l'interstice qui existe entre la chaudière et son couvercle, on interpose 

 un boudin de caoutchouc et Ton serre modérément les vis de pression 

 ;'i laide d'une clef. On allume une ou deux couronnes du fourneau, et 

 bientôt l'eau qui se trouve dans la partie inférieure de la chaudière entre 

 en ébullition. Il est nécessaire d'ouvrir le robinet du couvercle dès qu'on 

 allume, de façon à laisser échapper l'air qui pourrait nuire au bon fonc- 

 tionnement ; cet air, en se dilatant, actionnerait le manomètre en même 



