APPAREILS A STKrULISATION. 



203 



temps que la vapeur, l'indication de température donnée par le mano- 

 mètre ne serait pas exacte. Dès qu'il en sort un petit jet de vapeur, on 

 le ferme. Il est alors très simple, en observant le manomètre, de régler 

 à peu près l'autoclave à la température que l'on veut atteindre. On y 

 arrive en diminuant la chauffe et avec la soupape de sûreté, en reculant 

 ou en avançant le contrepoids selon que la température est trop élevée 

 ou trop basse. Si la température montait trop, en ouvrant le robinet 

 et en laissant partir une certaine quantité de vapeur, il est facile de la 

 faire rapidement descendre. 



63. 



Autoclave de Chamberland. 



Le modèle représenté figure 62 a son couvercle à charnières, présentant 

 une commodité précieuse pour l'ouverture. 



L'atiloclare Radais (fig. 04, 05 et 00), monté sur un bâti mobile qui 

 en permet le facile déplacement, a son départ de vapeur à la partie infé- 

 rieure ; le tuyau de départ (FG, lig. 05) sert aussi à la vidange de l'eau 

 el au nettoyage delà chaudière, opération bien plus facile alors qu'avec 

 les autres modèles. L'ouverture et la fermeture du couvercle se font par 

 le jeu très aisé d'une pédale C, dont l'usage se comprend bien à l'ins- 

 pection des figures. 



[1 peut être très utile de connaître, pourl'usagede cesappareilsà vapeur 

 souspression, lesra'pporlsquiexistentenfrela températureet la pression. 

 Ils sont exprimés dans le tableau suivant, établi par Dulong et Arago : 



