•210 



TECHNIQUE BACTERIOLOGIQUE. 



permet de faire varier la longueur de celle-ci el, par suite, le réglage. 



Lorsque la température s'élève dans l'élu ve, la branche mobile de 

 TU, H, se rapproche de la branche fixe, emmenant avec elle la tige rigide 

 qui s'éloigne du piston. Ce dernier, sollicité par un ressort à boudin 

 placé dans son intérieur (fig. 71;, réduit proportionnellement l'accès du 

 gaz au brûleur. La température s'abaisse, le phénomène inverse se pro- 

 duit et, après quelques oscillations semblables, l'étuve est définitivement 

 réglée. 



Pour faire varier en plus ou en moins la température, il suffit d'aug- 

 menter ou de diminuer la longueur de la tige en tournant ou détournant 



Fig. 71. — Régulateur métallique do Roux. 



la vis V qui règle l'amenée du gaz en déterminant une plus ou moins 

 grande obturation du tube d'amenée C (fig. 71). C'est sur cette môme 

 vis qu'agit le régulateur bimétallique par sa branche libre à laquelle 

 elle est réunie. 



Le prix assez élevé (500 francs et au-dessus) et les dimensions souvent 

 trop grandes de ces appareils, leur font préférer des modèles plus 

 petits, de prix notablement moindre. 



Comme facilité de réglage et fixité de la température, l'étuve de 

 d'Arsonval donne toute satisfaction. La cavité interne en est malheu- 

 reusement trop étroite et la partie utilisable de cet espace est encore 

 réduite par la forme en cylindre allongé et la disposition supérieure de 

 l'ouverture. Pour se servir de toute cette cavité, on est forcé d'élager 

 les cultures, ce qui occasionne souvent des accidents. Pour obvier à 

 ces inconvénients, cette étuve a été modifiée de façon à s'ouvrir laté- 

 ralement par une porte transparente à double verre, comme le repré- 



