•214 



TECHNIQUE BACTERIOLOGIQUE. 



définitif. Pour y arriver, on obture complètement l'orifice inférieur du 

 tube A, en faisant monter du mercure à l'aide de la vis V, et l'on tourne 

 le tube Ajusqu'à ce que la flamme du bec soit réduite à l'état de flamme 

 de veilleuse. On fixe la branche A dans celte position à l'aide d'une 

 goutte de cire fondue. On laisse arriver le gaz en baissant le mercure 

 et l'on procède au réglage comme il est dit plus haut. Il est entendu 

 que la branche A est reliée au robinet d'arrivée du gaz et la branche B 

 au brûleur. Un seul bec suffit pour maintenir l'étuve aux températures 

 habituelles, 30°-37°. Il faut user de becs spéciaux à très faible débit, 

 dont on protège la flamme contre les courants d'air par une petite che- 

 minée de verre, de mica ou même de métal. 



Le régulateur de Schlœsing (fig. 77 , 

 basé aussi sur la dilatation du mercure, 

 est surtout applicable pour les hautes 

 températures, pour les stérilisateurs à air 

 chaud, par exemple. Le réglage se fait en 

 enfonçant plus ou moins l'extrémité O 

 du tube d'acier dans le mercure, ce qui 

 se fait en vissant le haut. Le dispositif 

 en H, qui se voit à côté, sert à laisser pas- 

 ser une très petite quantité de gaz pour 

 éviter l'extinction lorsque la température 

 s'élève vite. 



DArsonval a imaginé un régulateur 

 métallique bien supérieur à son régula- 

 teur à membrane de caoutchouc, qu'il 

 remplace maintenant dans presque tous 

 les cas. Une certaine quantité de liquide, 

 en se dilatant ou se contractant suivant 

 la température, agit sur une membrane 

 métallique très souple, qui remplace la 

 membrane de caoutchouc de l'ancien 

 régulateur. Cette membrane obture plus 

 ou moins l'orifice d'arrivée du gaz. L'ap- 

 pareil, le modèle mobile, est représenté 

 ligure 78. On remplit, par la petite cuvette 2, le tube 1 du liquide 

 régulateur, pétrole ou huile d'olive. Ce liquide se dilate dès qu'on 

 chauffe et vient se verser dans la cuvette 2. Lorsqu'on est arrivé à peu 

 près à la température voulue, on ferme le réservoir au moyen du robi- 

 net à pointe 3. La quantité du liquide contenue dans le tube 1 subit 

 une petite compression et exerce une action sur la membrane métal- 

 lique située en \. Au bout de quelque temps, si l'on remarque que la 

 température est trop basse ou trop haule, on laisse sortir ou l'on fait 

 rentrer une petite quantité de liquide. On obtient, après quelques tâton- 

 nements, une température invariable. 



Le régulateur à action directe de Lequeux fig. 79i est entièrement 

 métallique et basé, comme celui de Roux (p. 210), sur l'inégale dilata- 

 bilité de deux métaux. Il s'emploie, avec modification du tube métal- 

 lique inférieur B, aussi bien aux températures comprises entre 3o° et 

 100° qu'aux températures élevées comprises entre 100° et 600°. 

 Les variations de pression qui se produisent dans les conduites de 



77. — Régulateur 

 de Schlœsing. 



