215 



gaz peuvent avoir des résultats défavorables sur le fonctionnement des 

 brûleurs. Aussi trouve-t-on avantage à interposer, entre le tube d'arri- 

 vée du gaz et l'appareil de réglage de l'étuve, un régulateur de la 

 pression. 



Le régulateur de pression Moitessier, construit par la maison Le- 

 queux, remplit au mieux le but proposé ffig. 80). On le dispose comme 

 sur la figure, en réunissant au robinet d'arrivée du gaz le tube dépourvu 

 de robinel. On enlève le couvercle en dévissant la coupe et Ton remplit 

 d'eau glycérinée le réservoir jusqu'à l'affleurement de la petite tubulure 

 latérale qui se voit à gauche. Deux manomètres latéraux complètent 

 l'instrument. L'un, antérieur, indique les oscilla- 

 tions de la pression dans les conduites ; l'autre 

 permet de vérifier la pression du gaz à sa sortie 

 et de constater l'action du régulateur. Quant au 

 réglage de la pression, il faut s'assurer de la pres- 

 sion minimum des conduites de la ville et se 

 tenir au moins quelques millimètres en dessous ; 

 on règle cette pression au moyen du second ma- 

 nomètre, en tarant la coupe avec de la grenaille 

 de plomb. 



Malgré toutes les précautions, l'extinction des 

 brûleurs est à craindre. 11 s'ensuit un dégagement 

 de gaz, d'autant plus abondant que le régulateur 

 en laisse, par refroidissement, passer une quantité 

 relativement considérable. D'où possibilité d'ex- 

 plosion au contact d'une flamme. 



Pour remédier à ce danger, Koch a fait cons- 

 truire des brûleurs spéciaux, se fermant automa- 

 tiquement dès leur extinction. Deux lames métal- 

 liques, disposées en spirale, touchent la base de 

 la flamme du bec. Lorsqu'on allume, ces spirales 

 s'échauffent et subissent une torsion; par refroi- 

 dissement, elles se plient en sens inverse. C'est 

 ce dernier mouvement qu'on utilise, en le faisant 

 agir, au moyen d'un levier, sur un robinet dont 

 est muni le brûleur, qui se ferme en interceptant 

 le passage du gaz. Par malheur, à un usage tant soit peu prolongé, 

 les ressorts se détrempent et arrivent à ne plus fonctionner à un mo- 

 ment donné, lors de l'extinction du bec. 



Muenke, constructeur de Berlin, a imaginé un système de fermeture 

 automatique basé sur les oscillations d'un petit volume de mercure, 

 déterminées par la dilatation plus ou moins grande d'une masse d'air. 

 L'appareil se compose essentiellement d'un tube thermométrique à 

 grand réservoir, courbé en son milieu en forme de V très ouvert. Ce 

 tube est fixé par son coude sur un support, tic manière à pouvoir faci- 

 lement osciller à droite et à gauche, dans un parcours réduit, à l'aide de 

 bultoirs. On introduit du mercure dans l'appareil, de la façon habituelle, 

 en ayant soin de laisser une assez grande quantité d'air dans le réser- 

 voir. On s'arrange pour qu'à la température ordinaire le mercure 

 introduit fasse contrepoids du côté du réservoir et basculer le tube 

 coudé en ce sens. En chauffant alors ce réservoir, l'air se dilate et chasse 



Fig. 7s. — Nouveau ré- 

 gulateur de d'Arson- 

 val, à membrane mé- 

 tallique. 



