216 



TECHNIQUE BACTERIOLOGIQUE. 



une partie du mercure dans la branche opposée ; l'équilibre se détruit, 



le V bascule dans une position inverse où il se maintient tanl que, la 

 température baissant, le mercure passe en quantité suffisante dans la 

 branche du réservoir, par suite de la contraction de l'air que celui-ci 

 renferme. Lorsque l'appareil marche, le réservoir est chauffé par un 

 petit bec en veilleuse branché sur le tube qui conduit le gaz au brûleur; 

 le tube en V penche du côté opposé du réservoir, où le mercure est 



chassé par la dilatation de l'air de ce der- 

 nier. Si le brûleur vient à s'éteindre, il en 

 est de même du petit bec placé sous le 

 réservoir: le mercure remonte dans ce 

 dernier et fait basculer de son côté. Au 

 moyen d'un système de leviers, ce mou- 



Fig. 70. — Régulateur à action 

 directe, nouveau modèle. 



Régulateur de pression de 

 Moitessier. 



vement ferme un robinet qui se trouve sur la conduite d'amenée du gaz. 



Les accidents proviennent presque toujours de la rupture des tubes 

 de caoutchouc destinés à relier le régulateur au robinet d'arrivée du 

 gaz et au brûleur. Aussi est-il à recommander de les remplacer le plus 

 qu'on peut par des conduites de métal, eh n'usant de caoutchouc que 

 pour les raccords indispensables, qui doivent Aire faits les plus courts 

 possible et droits, de façon à éviter toute traction aux points d'union 

 consolidés toujours à l'aide de liens en fil de cuivre. 



Il est toute l'ail ;'i recommander, quand c'est possible, de disposer les 

 étuves dans des cages communiquant avec l'extérieur par une cheminée. 

 Lorsqu'on fait fonctionner en môme temps plusieurs étuves, il faut les 

 isoler avec -oin dans des cages spéciales ou dans des pièces différentes 

 et n'en approcher de lumière que lorsqu'on s'est assuré que les becs 



