liTUVES. 



219 



bactériologique. Cette étuve (fig. 83) est composée de deux boites con- 

 centriques, dont l'intérieure E reçoit, par une porte latérale, les objets 

 à conserver; l'extérieure E, plus grande, est revêtue d'un feutre isolant. 

 La cavité comprise entre les deux est destinée à recevoir la glace ; l'eau de 

 fusion s'écoule par la partie inférieure à l'aide du luyau T. Cette étuve 

 peut également servir pour les températures entre 0° et 25°, en y faisant 

 couler de l'eau de la canalisation. Cette eau, tombant parla pomme d'ar- 

 rosoir S sur la boîte antérieure, y abaisse notablement la température. 



Lorsqu'on veut observer, sous le microscope, des Bactéries à des 

 températures cons- 

 tantes et assez éle- 

 vées, on doit s'a- 

 dresser à des appa- 

 reils spéciaux, per- 

 mettant de mainte- 

 nir la préparation 

 au degré voulu, 

 tout en la laissant 

 observer. La pla- 

 tine chauffante de 

 Ranvier est d'un 

 bon usage, quand 

 ou peut la réunir à 

 une étuve de l'un 

 des modèles précé- 

 dents dont on fait la 

 source de chaleur. 

 La chambre chaude 

 de Vignal (fig. 84 

 est bien préféra- 

 ble (1). C'est une petite étuve de d'Arsonval, à manchon d'eau et à 

 régulateur a membrane de caoutchouc, modifiée dans sa forme, afin 

 de pouvoir être adaptée aux études microscopiques. Le réglage se fait 

 comme celui de l'étuve ci-dessus décrite. Il est possible de se servir, 

 avec cet appareil, de l'éclairage Abbé, grand avantage que n'a pas le 

 modèle Ranvier. La préparation est introduite dans la cavité de l'étuve 

 par la porte R que Ton soulève et qui est aussitôt remise en place. 

 L'appareil peut rester à demeure sur le microscope, ou être placé sur 

 un support de même hauteur, pendant le temps que doit durer l'obser- 

 vation. La température initiale se maintient sans varier pendant un 

 temps très long. Kraus (2) décrit un semblable appareil chauffé par 

 l'électricité, qui, d'après lui, se réglerait avec une grande précision et 

 se maintiendrait facilement à la température obtenue ; l'appareil est 

 construit par la maison Reichert (de Vienne). 



Four de telles observations, Nuttall(3) a imaginé déplacer le micro- 



(1 ) Vignai.. Chambre chaude à régulateur direct pour le microscope [Arch. dephysiol., 

 1885, n° 5). 



2) Kraus, Ueber cinen elckl.riscli gehcizlcn und regulierbaren Objeckslisch (Cen- 

 tralbl. fur Bakt . XXIII, L898, p. 16). 



(3) Nuttaix, Zeitschr. fur Hygiène, IV, isss, p. 3"3. 



Fig. 83. — Étuve de Miquel. 



